text: CNAS-CL01-G003：2018《测量不确定度的要求》
  测量不确定度的要求Requirements for Measurement Uncertainty
  2.1 CNAS-CL01《检测和校准实验室能力的通用要求》
  2.3 ISO/IEC指南99《国际计量学词汇基础和通用概念及相关术语（VIM）》
  2.4 ISO 17034:2016《标准物质生产者能力的通用要求》
  2.5 ISO指南35:2017《标准物质——均匀性和稳定性特性和评价指南》
  3.1校准和测量能力（Calibration and Measurement Capability，CMC）
  CMC公布在：
  a)签署ILAC互认协议的认可机构认可的校准实验室的认可范围中；
  b) 签署CIPM互认协议的各国家计量院（NMIs）的CMC公布在国际计量局（BIPM）的关键比对数据库（KCDB）中。
  注：CMC有时特指校准能力中的扩展不确定度，但应明确CMC这一概念实际是校准能力的完整表达，通常与认可范围中校准能力范围所包含的内容一致，即包含被测量的名称、校准方法、测量范围及其不确定度，有些认可机构还可能包含被校设备名称、所用测量标准、辅助参量等信息。
  4.5 当做出与规范或标准的符合性声明时，实验室应考虑测量不确定度的影响，明确判定规则，所用判定规则应考虑到相关的风险水平（如错误接受、错误拒绝以及统计假设）。
  注：判定规则的制定可参考ISO/IEC指南98-4《测量不确定度在合格评定中的应用》和RB/T 197《检测和校准结果及与规范符合性的报告指南》。
  5.2校准实验室应该在校准证书中报告测量不确定度。
  应在校准证书中注明不确定度的包含因子和包含概率，可以使用以下文字描述：
  5.4扩展不确定度的数值应不超过两位有效数字，并且应满足以下要求：
  a）最终报告的测量结果的末位应与扩展不确定度的末位对齐；
  注：数值修约的详细规定参见ISO 80000-1《量和单位-第1部分：总则》，和GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。
  6对校准和测量能力（CMC）的要求
  应特别注意当被测量的值是一个范围时，CMC通常可以用下列一种或多种方式表示：
  a) 用整个测量范围内都适用的单一值表示；
  此时，实验室应有适当的插值算法以给出区间内的值的测
  c) 用被测量值或参数的函数表示；
  此时，不确定度的值取决于被测量的值以及与其相关的其
  他参数；
  此时，每个数轴应有足够的分辨率，使得到的不确定度至
  少有2位有效数字。
  a) 重复性和复现性对不确定度合理的影响量，应当包含在CMC中。
  因“现有的最佳仪器”自身的物理特性存在的缺陷而产生的不确定度分
  量，应该对CMC不产生显著影响；
  b) 对某些校准，可能没有“现有的最佳仪器”，或者来源于“现有的最佳仪
  器”的不确定度分量对CMC有显著影响。
  如果来源于“现有的最佳仪器”
  的不确定度分量可以识别并区分出来的话，在计算CMC时可以不包括
  这些不确定度分量，但是，此时认可范围中应当注明这些不包括在CMC
  中的不确定度分量。
  注：“现有的最佳仪器”可理解为是对客户有效的被校仪器，即使其具有特殊的性能（比如稳定性）或经过长期的校准。
  一般情况下，CMC及其
  覆盖的不确定度可不包含因材料的不稳定、不均匀引起的不确定度分量。
  注：参考测量的不确定度与标准物质生产者提供的标准物质的不确定度是不同的，提供给有证标准物质的扩展不确定度，一般情况下优于对标准物质的参考测量提供的不确定度。
  校准实验室在校准证书中报告校准结果的不确定度时，一般也应遵循该原则。
  6.6 不确定度的量纲应与对应的测量范围或测量结果的量纲相同，或使用相对不确定度表示，否则应给出必要的说明。
  7 对标准物质/标准样品生产者的要求
  8 对检测实验室的要求
  8.2检测实验室应有能力对每一项有数值要求的测量结果进行测量不确定度评估，需要时，应评估这些测量结果的不确定度。
  8.3检测实验室对于不同的检测项目和检测对象，可以采用不同的评估方法。
  8.5检测实验室应对所采用的非标准方法、实验室自己设计和研制的方法、超出预定使用范围的标准方法以及其它修改的标准方法进行确认，其中应包括对测量不确定度的评估。
  8.6 对于某些广泛公认的检测方法，如果该方法规定了测量不确定度主要来源的极限值和计算结果的表示形式时，实验室只要按照该检测方法的要求操作，并出具测量结果报告，即被认为符合本要求。
  8.7由于某些检测方法的性质，决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评估，这时至少应通过分析方法，列出各主要的不确定度分量，并做出合理的评估。
  8.8如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上（如合格/不合格，阴性/阳性，或基于视觉和触觉等的定性检测），则不要求对不确定度进行评估，但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性。
  8.9 检测实验室测量不确定度评估所需的严密程度取决于：
  a) 检测方法的要求；
  b) 用户的要求；
  8.10下列情况下，适用时，应在检测报告中报告测量结果的不确定度：
  a) 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关时；