text: 水温的测定方法
  水温即水体温度，是水质理化检验必须测定的项目。
  地下水受地层深度和自然地质条件的影响，其水温变化很大，往往有100℃以上的差别，如幼年火山地域的地下水温度高达100℃以上，而冰川的地下水常低于0℃。
  影响水温的主要因素是气温和热污染。
  火力发电厂、核电站和钢铁厂的冷却系统排出的热水，石油、化工、造纸等工厂排出的生产废水中均含有大量废热，这些热量不断流入地面水系，会使一些地区的地面水温度升高到35~40℃，俗称“人工温泉”。
  水温与水的物理和化学性质密切相关。
  水中挥发性物质、溶解性气体、水生生物和微生物活动、化学和生物化学反应速度及盐度、矿化度、电导率、pH等都受水温变化的影响。
  水体受到热污染后首当其冲的受害者是水生生物，一般水生生物能正常生存的温度上限是33~35℃。
  水温升高使水中的溶解氧减少，水体处于缺氧状态，造成大部分水生生物和鱼类种群改变或死亡，还可使厌氧菌大量繁殖，有机物腐败加重，从而影响环境和生态平衡。
  此外，河水水温上升给一些致病微生物提供了一个人工温床，使它们得以滋生、泛滥，引起疾病流行，危害人类健康。
  因此，水温不仅影响农业、渔业、水产业和水生生态环境，而且还间接影响人体健康。
  水温为各类水样采集时现场必须测定、记录的项目之一。
  水温的测定方法有棒状水银温度计测定法、水温计或颠倒温度计测定法、数显式热敏电阻温度计测定法、语音式热敏电阻温度计测定法、卫星遥感监测法等。
  中国国家标准《水质水温的测定》(GB13195-91)中规定用水温计或颠倒温度计测定水温，该法适用于井水、江河水、湖泊和水库水以及海水水温的测定。
  图3-1 水温测定仪
  (一)表层水温度测定
  图3-1a为水温计，适于测量表层水温度。
  水银温度计安装在特制金属套管内，套管上有可供温度计读数的窗孔，上端有一提环，以供系住绳索，套管下端旋紧着一只有孔的盛水金属圆筒，水温计的球部应位于金属圆筒中央。
  测定水温度时将水温计投入水中至待测深度，感温5分钟后，迅速提出水面并立即读数。
  从水温计离开水面至读数完毕应不超过20秒，读数完毕后，将筒内水倒净。
  (二)深层水温度测定
  盛水圆筒较大，并有上、下活门，利用其放入水中和提升时的自动启开和关闭，使筒内装满所测的水样。
  闭端(防压)式颠倒温度计由组装在厚壁玻璃套管内的主温计和辅温计构成，套管两端完全封闭。
  主温计水银柱断开应灵活，断点位置固定，复正温度计时，接受泡的水银应全部回流，主、辅温计应固定牢靠。
  水深在40m以内时，将深水温度计投入水中，与表层水温的测定步骤相同进行测定。
  水深>40m时，将安装有闭端式颠倒温度计的颠倒采水器，投入水中至待测深度，感温10分钟后，由“信使锤”作用，打击采水器的“撞击开关”，使采水器完成颠倒动作。
  感温时，温度计的贮泡向下，断点以上的水银柱高度取决于现场温度，当温度计颠倒时，水银在断点断开，分成上、下两部分，此时接受泡一端的水银柱表示的读数，即为所测温度。
  注意事项:①水温计或颠倒温度计应定期由计量检定部门进行校核;②应同时测定气温，冬季观测时，应避开冰块和雪球;③记录水温，一般应准确至0.5℃。
  用容器盛装的水，一般使用0.1℃分度的棒状水银温度计测量。