text: 普氏击实试验
  普氏击实试验是指测定土（土粒径小于5mm的黏性土样）的密实度和含水量的关系，从而确定土的最大干密度与相应的最优含水量的试验方法。
  普氏击实试验是研究土的压实性的室内基本方法，而对于实际填方工程提供两方面用途：一是用来判断在某一击实功作用下土的击实性能是否良好及土可能达到的最佳密实度范围与相应的含水率值，为填方设计（或为现场填筑试验设计）合理选用填筑含水率和填筑密度提供依据；另一方面是为制备试样以研究现场填土的力学特性时，提供合理的密度和含水率。
  概念
  普氏击实试验是指在最适宜的紧密状态下确定土壤含水量和干密度的一种试验，它是在室内研究土压实性的基本方法。
  试验目的
  普氏击实试验的试验目的是测定试样在一定的缶实次数下或某种压实功能下的含水率与干密度之间的关系，从而确定土的最大干密度和最优含水率，为施工控制路堤、土坝或填土地基密实度提供设计依据。
  试验原理
  当击数一定时，只有在某一含水率下才能获得最佳的击实效果，且含水率对土的干密度影响是明显的。含水率较低时，因粘粒间引力较大，土粒较难相对移动，一定的外加压实功作用不足以使土达到更紧密状态。此时增加含水率，使粒面结合水膜变厚，粒间相对移动和靠拢的阻力减小。如土的饱和度还较低，则它会更易于被压实，故干密度增大。当含水率超过相应的最优含水率时，土已接近饱和，空气所占比例很小，其在孔隙中被水包围而处于封闭状态。孔隙水和气体在瞬间夯击或短时间碾压时来不及被挤出，同时有很大一部分击实功被孔隙中的水所吸收（转化为孔隙水压力），而土粒骨架所受到的力较小，击实仅能导致土粒更高程度的定向排列，土体几乎不发生永久的体积变化。因而，干密度反而随着含水率的增加而减小。
  试验时将同一种土配制成若干份不同含水量的试样，用同样的击实能量分别对每一份试样进行试验，然后测定各试验中击实后的含水量和干重度，从而绘制含水量与干重度的关系曲线，称之为击实曲线。
  当含水量较低时，土的干重度也逐渐增大，表明击实效果逐步提高；当含水量超过某一限值时，干重度随着含水量增大而减小，即击实曲线上出现一个重度峰值（即最大干重度），相应于这一峰值的含水量就是最优含水量。
  主要试验仪器
  普氏击实试验的主要试验仪器有：①击实仪，它是由击实筒、击锤和护筒组成；②击实仪的击锤应配导筒，击锤与导筒应有足够的间隙使锤能下落；电动操作的击锤必须有控制落距的跟踪装置和锤击点按照一定角度（轻型53.5度）均匀分布的装置；③天平。称量200g，最小分度值为0.01g；称量5000 g，最小分度值为1.0g；④台秤，称最10 g，最小分度值为5 g；⑤标准筛。孔径可为40，20，5mm；⑥试样推出器。适宜用螺旋式千斤顶或液压千斤顶；⑦其他：电热烘箱，喷水设备，碾土器，盛土盘，量筒，称量盒，修土刀，保湿器，塑料袋，润滑油等。
  试验步骤
  普氏击实试验的试验步骤如下：
  ①将击实仪平稳置于刚性基础上，击实筒与底座连接好，装好护筒，并在击实筒内壁均匀涂一薄层润滑油，将搅和的试样2～5kg分层装入击实筒内击实。对于普氏击实试验，分3层，每层25击。分层装样时，每层试样高度宜相等，两层交界处的土面应刨毛，击实完成后，超出击实筒顶的试样高度应小于6mm；
  ②卸下护筒，用直刮刀修平超出击实筒顶部的试样，拆除底板，试样底部若超出筒外，也应修平，擦净击实筒外壁，称击实筒与试样的总质量，准确至1g，并计算试样的湿密度；
  ③用推土器将试样从击实筒中推出，从试样中心处取2个一定量土料（约为15～30g）测定土的含水率，2个含水率的差值应不大于1%；
  ④重复以上步骤对不同含水率的试样依次击实。
  在击实试验过程中，因为土中的部分颗粒由于反复击实而破碎，会改变土的颗粒级配，同时试样被击实后要恢复到原来松散状态比较困难，特别是高塑性黏土，再加水时更难以浸透，因而会影响试验结果。所以进行击实试验时，土样不宜重复使用。
  试验结果计算
  ①按下式计算试样的干密度：
  ρd=ρ/（1+w）
  式中：ρd为试样的干密度，单位为g/cm3，准确至0.01；ρ为试样的密度，单位为g/cm3；w为某点试样的含水率。
  ②按下式计算试样的饱和含水率（饱和度100%时的试样含水率）：
  w饱和=（ρw/pd-1/Gs）×100
  式中：w饱和为试样的饱和含水率，单位为%，准确至0.01。