text: §29《实验练习使用多用电表》
  课题:§2.9《实验:练习使用多用电表》
  编者:刘长青
  1.练习掌握使用多用电表测量电压、电流和电阻
  2.会使用多用电表测量二极管的正、反电阻，并据此判断二极管的正、负极。
  3.学会用多用电表探索黑箱中的电学元件
  学习重点: 会使用多用电表测量电压、电流和电阻
  学习难点: 用多用电表探索黑箱中的电学元件
  使用说明:用严谨认真的态度完成导学案中要求的内容，明确简洁的记录自己遇到问题。
  预习部分(20分钟)
  1.原理:依据___定律制成，它是由___改装而成的.
  2.内部构造:由___、___和___三部分组成.
  1.用途:共用一个表头，可分别测量___、___、___等物理量.
  2.外形:选择开关周围有不同的测量功能区域及___，选择开关旋到不同的位置，多用电表内对应的仪表电路被___，就相当于对应的仪表.在不使用时，应把选择开关旋到___挡或交流电压最高挡.
  多用电表的使用练习
  1.测电压
  (1)选择直流电压挡合适的___.
  (2)将电表与被测电路___，并要注意电表的极性..
  (1)选择直流电流挡合适的量程.
  (2)将被测电路导线卸开一端，把多用表___在电路中.
  (3)读数时，首先要认清刻度盘上的___.
  用多用电表测电压、测电流及测电阻时，电流都是从___表笔流入电表，从___表笔流出电表.
  4.(1)二极管的特点:
  二极管接正向电压时，电阻很 ，处于导通状态。
  (2)测二极管的正反向电阻
  正向电阻 Ω，反向电阻 Ω
  画出二极管的I-U曲线(伏安特性曲线)。
  (3)用欧姆表判断二极管的正负极
  下图左图二极管处于 状态，导通状态时，黑表笔接二极管 极。
  右图二极管处于 状态，截止状态时，黑表笔接二极管 极。
  口诀:通 黑正
  5.___，.
  探究部分(30分钟)
  1.多用电表使用前，应调整什么位置
  2.用多用电表测电阻时，有两个"调整"，分别指什么
  测定各阻值和符合多用电表安全使用规则的各项操作，并且将它们按合理的顺序填写在后面的横线上.
  所选操作及其顺序为(用字母代号填写):___.(操作步骤可以重复选用)例2 如图4所示为一正在测量中的多用电表表盘.
  (2)如果是用"×100"挡测量电阻，则读数为___ Ω.
  1.不管用多用电表测什么项目，电流都是从___表笔流入，从___表笔流出.
  2.测量时指针的偏角指的是偏转到的位置和测量前的位置的夹角，所以偏角大，电阻___，偏角小，电阻___.1.关于欧姆表，下列说法正确的是( )
  C.使用欧姆表时，选择好一定量程的欧姆挡后首先应该将两表笔短接，进行电阻调零
  D.当换用不同量程的欧姆挡去测量电阻时，可不必进行电阻调零2.欧姆表是由表头、干电池和调零电阻等串联而成的，有关欧姆表的使用和连接，正确的叙述是( )
  A.测电阻前要使红黑表笔相接，调节调零电阻，使表头的指针指零
  C.红表笔与表内电池的负极相接，黑表笔与表内电池的正极相接
  A.测电压时电流从红表笔流入万用表;测电阻时电流从红表笔流出万用表
  B.测电压、测电阻时电流均从红表笔流入万用表
  C.测电压、测电阻时电流均从红表笔流出万用表
  D.测电压时电流从红表笔流出万用表，测电阻时电流从红表笔流入万用表课前自主学习
  1.指针定位螺丝 使指针指到零刻度(左端)
  2.调整指针定位螺丝 调整欧姆调零旋钮例 AHGCHFE(或CHFAHGE)
  解析 用多用电表测量电阻时，量程的选择以指针指中央附近时读数较准确，由表盘中值示数约为15可知，测R1=60 Ω的电阻时，只能选"×10"挡;测R2=47 kΩ的电阻时，应选择"×1 k"挡，并且在每次选定倍率后，都必须将两表笔短接，进行欧姆调零，所以题目中所给操作H需重复选用.在测量过程中对R1与R2测量的先后没有什么限制，但测量完毕后，功能选择开关必须旋离电阻挡，拨至交流电压最高挡或"OFF"处，所以合理的操作顺序为AHGCHFE或CHFAHGE探究例 (1)6.6 (2)8×102
  1.AC
  2.AC
  3.D
  4.B [当电压表使用时，电流从正极流入;