text: TOSM和UOSM校准方法的基本原理与误差分析研究
  传统的同轴系统校准方法通常叫TOSM---Through Open Short Match(又称SOLT---Short Open Load Through)，是基于早期的网络分析仪的3接收节架构的一种校准方法(以2端口网络分析仪为例，可以统称为N+1结构，即端口数为N，接收机数目为N+1)。
  该架构中，参考接收机是两个端口之间共享的，通过开关分别在两个端口之间切换。
  该模型里面的各个误差项eij的含义如表1。
  实际网络分析仪中，e10、e32、e23、e01或e'01、e'23、e'32、e'10值不会等于0，因此可以将这8个项中的某2项指定为非零的任意值，这会改变波量(wave quantity)的绝对值，但是不会影响波量之间的比值(S参数的定义是波量之间的比值)因此这里假设e10=1和e'23=1，这样就得到10个独立的误差项，即10个独立的未知数。
  图1 3接收机架构中前向测量的误差模型
  所谓校准，就是测量一组已知器件(即校准件或称标准件)，根据仪器接收机实际测试的结果和已知校准件的特性比较，联列方程组，解出上述的误差项eij，从而为后续的测量提供修正。
  这里需要对校准件做进一步说明，在同轴系统中，校准件通常是开路、短路、匹配和直通，但是由于现实中无法实现理想的开路、短路、匹配和直通，因此需要正确的标定校准件的“特征数据(characteristic data)”，例如开路应该表征为一个寄生电容和一段传输线;短路表征为寄生电感和一段传输线，匹配一般表征为一个理想50欧姆，现代网络分析仪也可以对匹配的不理想性进行表征。
  2.2 直通校准件的验证
  因此UOSM校准方法也可以用于测试一些接头适配器和射频电缆。
  TOSM校准完之后，Through校准件不拿掉，直接测试S11或S22，此时测得的是有效负载匹配(可以当做接近理想50欧姆)串联一段有损传输线的结果，如图5所示，是在史密斯原图中心匹配点附近的一个小圆圈，随着频率的变化呈现一定的复数阻抗特性，逐步偏离50欧姆原点。
  为广大网络分析仪使用者的日常使用提供指导。