text: 辐射发射测试实验的整体过程
  描述
  
  
  
  
  
  
  1.1.1 传导骚扰测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  在通常情况下，被干扰设备的尺寸要比干扰频率的波长短得多，而设备的引线（包括电源线、通信线和接口电缆等）的长度则可能与干扰频率的几个波长相当，这样，这些引线就可以通过传导方式（最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰在设备内部）对设备产生干扰
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB9254、CISPR22（ITE），CISPR14-1（家电和工具），CISPR13（AV），CISPR15（灯具），CISPR11（ISM），其他产品及产品类标准都是引用以上标准的测试方法，以引用CISPR22居多
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1.1.1.3.1 直接测试法
  
  1、 测试仪器和设备：
  
  接收机、LISN（线路阻抗稳定网络，或叫AMN人工电源网络）、模拟手、被动电压探头、电流探头（与电流探头配合使用的CDN，容性电压探头）、测插入损耗的一整套设备等。
  
  2、 测试布置：
  
  
  
  分台式与落地式，台式设备离LISN 80cm，离接地平板40cm（这里的接地平板可以是水平接地板，也可以是屏蔽室的垂直接地内墙），落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许，CISPR14-1，15里面是10cm +/- 25%，13里面是up to 12mm，22里面是up to 15cm， 11里没有明确距离，只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入，CISPR22中辅助设备离主设备10cm，相互之间的互联线至少离接地平板40cm。
  
  3、测试频段：
  
  大多是150kHz-30MHz，CISPR15是例外（骚扰电压9kHz-30MHz，插入损耗150kHz-1，605kHz）
  
  4、测试限值：
  
  随不同标准，不同的产品分类（Group 1/2， Class A/B）而限值不同。
  
  5、测试过程：
  
  a） 交/直流电源端骚扰电压：将电源插头连到LISN上，接收机RF输入连到LISN的RF输出（可能中间会插入RF衰减器或脉冲限幅器），切换LISN的L/N开关来选择测试电源线的对地共模骚扰电压。
  
  b） 通讯线骚扰电压/骚扰电流：针对不同类型的通讯线有不同的测试方法。主要是依靠电流探头与CDN、150欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆，需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。
  
  1.1.1.1.1 用吸收钳测试法
  
  1、试验方法的提出与试验布局
  
  当测量频率升高到30MHz以上时，人工电源网络中的电感和电容的分布参数影响增大，使其不能起到良好的隔离和滤波作用；此外，高频骚扰中的相当一部分实际上是沿着电源线向外辐射的。再者，对家用电器和电动工具来说，由于设备本身体积比较小巧（相对于工科医设备和信息技术设备来说），因此标准认为设备通过其表面的向外辐射尚不及沿着靠近设备的那部分电源线的向外辐射来得更多。基于这一假定，标准设计了一套利用吸收钳来测量试品沿电源线向外的辐射方法，测量线路见下图所示。
  
  用吸收钳法测量试品辐射骚扰方法的主要优点是：①测试方法简便易行，配置仪器的价格相对较低（与天线法比较）；②获得的数据有很好的重复性和可比性。试验在屏蔽室进行
  
  
  
  2、功率吸收钳：
  
  功率吸收钳的结构见下图所示。它由三部分组成：C是宽带电流探头，包括铁氧体环和探测线圈；D是铁氧体环组，用于隔离试品和电网，及吸收电源线上的射频辐射；E也是铁氧体环组，用于抑制电源线和测量线之间的耦合。
  
  
  
  吸收钳的性能符合下列要求：①吸收钳对试品呈现的阻抗为100～200Ω，电抗分量小于20%；②吸收钳的输出阻抗为50Ω；③工作频率能覆盖30～300MHz；④插入损耗为17dB；⑤吸收钳对来自电网的骚扰能提供足够的衰减；⑥试品的工作电流通过时，吸收钳不应产生磁路饱和。
  
  用吸收钳法测量试品辐射骚扰方法的主要优点是：①测试方法简便易行，配置仪器的价格相对较低（与天线法比较）；②获得的数据有很好的重复性和可比性。试验在屏蔽室进行。
  
  3、试验说明
  
  在测试线路中，试品置于绝缘试验台上，试验台离导电地面的高度不小于0.4m，离墙面距离不小于0.4m。台上有绝缘导轨。试品电源线要拉直，水平敷设在绝缘面上。吸收钳要包住试品的电源线，并使吸收钳的度流互感器朝对试品方向，紧挨试品。由于电磁波在导线上以驻波形式出现，因此功率吸收钳应沿着电源线慢慢移动，以便寻找最大点。为抑制电网中骚扰的入侵，避免影响测试结果，通常还要求在电网一侧加一个由铁氧体环组成的辅助吸收钳（有时亦称为铁氧体滤波器）。
  
  根据辐射理论，当电源线长度达到辐射频率波长的一半时，就可能出现最大辐射情况。对于30～300MHz的测试频率范围来说，相应的波长应为10m～1m。因此，电源线的长度至少应有5m。考虑到吸收钳的长度，以及辅助吸收钳的长度，电源线更应该增至7m左右。根据这一思路，做吸收钳法测试试品辐射的试验室应当一间狭长的屏蔽室，其长度要达到9～10m（因电源线前端要留出试品位置；电源线后端要考虑电源插头；按标准要求，在电源线的两侧还要留出0.4m以上的空间）。
  
  试验时，先接通电源，然后在每个测试频点上移动吸收钳的位置，使测量接收机的指示为最大。这样测得的试品骚扰辐射功率为
  
  PO （dBpW）＝V（dBμV）＋α
  
  式中，PO为试品产生的辐射骚扰功率，dBpW；
  
  V为测得的骚扰电压，dBμV；
  
  α为吸收钳的校正系数，dB
  
  从前面的叙述可以看到，在不同频率点上的测量接收机最大读数与吸收钳的摆放位置有关，出现在频率点的1/2波长处。对目前标准规定的最大测试频率为300MHz来说，对应的波长为1m，因此吸收钳置于离试品0.5m远处，可望找到一个最大发射点。如果我们把测试频率的上限扩展到1000MHz，则相应于400MHz、500MHz、600MHz、700MHz、800MHz、900MHz和1000MHz的波长分别是0.75m、0.6m、0.5m、0.428m、0.375m、0.333m和0.3m，这些频率点的1/2波长是0.375m、0.3m、0.25m、0.214m、0.187m、0.166m和0.15m。可见随着频率的升高，吸收钳摆放的位置将越来越靠近，分辨最大值和一般值将变得越来越困难，所以使用受到了限制，从这个角度看，把上限频率定在300MHz是适当的。
  
  其次，吸收钳法的最大优点（与随后辐射骚扰的场强测量法相比）是简单、占用设备少，而且重复性和可比性也较好。但采用此种方法有个前提（试品体积要小），有个假定（通过靠近试品的这段电源线辐射是试品对外辐射的主要部分），因此这个试验方法与辐射骚扰的场强测试方法有较大不同，两者很难统一，也很难得出一个比例因子。所以用吸收钳法测试辐射骚扰的发射功率和用场强测量法测试辐射发射可适用于不同的测试标准，不能互相替代。
  
  1.1.1.1 限制要求
  
  传导测试因为是对地的共模骚扰测量，因此关键在测试布置上，布置没问题了用接收机测就行了，而布置上的差异会导致结果的出入。
  
  示例
  
  
  
  1.1.1.1 注意事项
  
  1． 检查电源线附近有无信号电缆存在，有无可能是因为信号电缆与电源线之间的耦合使电源线的传导骚扰发射超标（这种情况多见于超标频率的频段较高的情况下）。如有，或拉大两者间的距离，或采用屏蔽措施；
  
  2． 电源线滤波器注意安装位置（尽可能放在机箱中电源线入口端）和安装情况，要保证滤波器外壳与机壳接良好、接地良好；
  
  3． 实际上该测试属于共模电压测试（电源线对大地的骚扰电压测试）由于这部分连接属单点接地，检查设备内部电源接口PCB螺钉是否全部安装。
  
  1.1.1 射频场感应传导抗扰度测试
  
  1.1.1.1 测试起因
  
  该测试所涉及的骚扰源通常是指来自射频发射机的电磁场，该电磁场可能作用于连接安装设备的整个电缆上，虽然被骚扰设备的尺寸，比骚扰频率的波长小，但输入输出线，例如电源线，通讯线，接口电缆等，由于其长度可能是几个波长，则可能成为无源的接收天线网络。
  
  注：对没有传导电缆（如电源线、信号线或地线）的设备，不需要进行此项试验
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  IEC 61000-4-6、GB17626.6，
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、测试等级
  
  虽然标准规定的传导干扰抗扰度试验的频率范围是150kHz～80MHz，但实际试验频率范围可按情况分析后确定，主要是考虑设备（包括连接电缆在内）从干扰电磁场中拾取的射频能量。当试品尺寸较小时，试验频率最大可扩展到230MHz。频率更高时，则受到试品尺寸、连接电缆及耦合/去耦网络性能的制约。具体规定由产品标准提供。
  
  为提高试验难度，试验中要用到1kHz的正弦波进行幅度调制，调制深度为80%。试验等级的分类情况与GB/T17626.3标准相同，分别是：1级为低辐射环境，如离电台、电视台1km以上、附近只有小功率移动电话在使用。2级为中等辐射环境，如在不近于1m处使用小功率移动电话，为典型的商业环境。3级为较严酷的辐射环境，如在1m以内使用移动电话，或附近有大功率发射机或工、科、医射频设备在工作，为典型的工业环境。X级为待定级，可由制造商和用户协商；或在产品的技术条件中加以规定。
  
  
  
  2、实验设备
  
  A. 射频信号发生器（带宽150kHz～230MHz，有幅度调制功能，能手动或自动扫描，扫描点的留驻时间可以设定，输出信号的幅度可自动控制）。
  
  B. 射频功率放大器（取决于试验方法及试验的严酷度等级）。
  
  C. 低通和高通滤波器（用于避免信号谐波对试品产生干扰）。
  
  D. 固定衰减器（衰减量固定为6dB，输出阻抗为50Ω。采用固定衰减品的目的是要减少功放至耦合网络间的不匹配程度，在安装时要尽量靠近耦合网络）。
  
  E. 干扰耦合设备：
  
  它可以将干扰信号很好地耦合到与受试设备相连的各种电缆上。它在规定频率范围内具有规定的共模阻抗：从受试设备端口看进去的共模阻抗在0.15～26MHz范围内为150Ω±20Ω；在26～80MHz范围内为150Ω（＋60Ω～－40Ω）。耦合/去耦网络（CDN）视被耦合电缆的不同，所选用的耦合/去耦网络也不同。
  
  3、测试方法
  
  1）直接注入网络
  
  这是信号源（内阻50Ω）经一个100Ω电阻（它与信号源内阻一起形成一个150Ω的共模电 阻）直接注入同轴电缆屏蔽层的简单网络。
  
  
  
  2）适合于非屏蔽电缆试验的耦合/去耦网络
  
  耦合夹：对于多芯电缆的试验（例如6芯以上的电缆）在进行射频传导干扰抗扰度试验时，采用耦合夹注入方式比较合适。标准中推荐的注入方式有电流夹和电磁耦合夹两种。注意，在夹注入方式中，耦合和去耦功能是分开的，夹子仅仅提供耦合，而共模阻抗和去耦功能是建立在辅助设备上的，就如同辅助设备是耦合和去耦装置的一部分。电磁耦合夹比电流夹复杂，它是通过感性和容性耦合对被试电缆注人射频传导干扰
  
  适合于非屏蔽电缆试验的耦合/去耦网络的作用是将干扰信号以一个确定的共模阻抗耦合到各条非屏蔽电缆去。通常对所有电源线都推荐使用耦合/去耦网络，但对于大功率的（如电流大于等于16A）和复杂的供电线路（多相或多种电压供电的线路）可考虑选用其他注入方法。对耦合/去耦网络的基本要求是：1 ）提供骚扰信号到试品相应端口间的通路；2 ）提供稳定的信号源内阻；3 ）对可能进入辅助设备的干扰信号提供去耦；4 ）对从辅助设备送过来的有用信号不产生过份的影响。
  
  3）钳注入
  
  a）电磁钳：
  
  
  
  电磁钳与常规的电流注入钳相比：在10MHz以上频率有不小于10dB的方向性，所以在辅助设备的共模点和参考接地平面之间不再要求专用的阻抗，10MHz以上电磁钳的特性和耦合去耦网络装置相似。
  
  b）电流夹
  
  电流夹（见下图）是通过感性耦合来与试品电缆建立电流注入关系的，为了使电流夹与电缆间的电容耦合为最小，试验时要把电缆放在夹的中心位置上。
  
  电流探头为圆环形卡式结构，其核心部分是一个分成两半环的高磁导率磁芯，磁芯上绕有N匝导线。当电流探头卡在被测导线上时，被测导线充当一匝的初级线圈，次级线圈则包含在电流钳中。测量频段： 20Hz—400MHz输入阻抗：50Ω。内环尺寸：32mm—67mm
  
  电流注入钳主要用于分立的馈线和两个单元之间整体电缆束注入射频电压。
  
  1、 测试举例
  
  
  
  用耦合/去耦网络的试验方法为例单个试品的试验配置见下图所示。试品应放在高出参考接地板0.1m的绝缘支座上。对台式设备，参考接地板也可放在试验桌上。注意，试品距任何金属物体（包括屏蔽室的墙壁等）至少要有0.5m以上。要为所有受试电缆提供耦合/去耦网络。耦合/去耦网络要放在离试品0.1～0.3 m远的参考接地板上， 并与参考接地板连接。耦合/去耦网络与试品间的电缆应尽可能短，不允许捆扎或盘成圈，电缆的离地高度为3 0 ～50mm。如果试品有其他接地端子，则应通过耦合/去耦网络CDNM1与参考接地板相连。如果试品有键盘或手提式附件，那么模拟手（模拟在一般操作条件下的人体阻抗的电气网络）应放在该键盘上或缠绕在附件上，并连接到参考接地板上。所有与试品有关的设备及保证数据传输和性能评估所必须的辅助设备应通过耦合/去耦网络与试品连接。但待试电缆数目应尽可能限制在必不可少的数量范围内。
  
  1.1.1 辐射骚扰测试
  
  1.1.1.1 测试起因
  
  辐射发射测试，是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射，前者针对灯具和电磁炉，后者则应用普遍。另外，家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求（称为骚扰功率）射频辐射电磁场干扰是人们最早考虑的电磁干扰，旨在限制这些设备的电磁骚扰的发射，以便实施对通信和广播的保护。
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  a） 电场辐射：CISPR22，CISPR13，CISPR11，CISPR14-1
  
  b） 磁场辐射：CISPR15（工作电流频率超过100Hz的灯具），CISPR11（电磁炉）；
  
  c） 骚扰功率：CISPR14-1（工作频率不超过9kHz的一部分设备除外），CISPR13（只对辅助设备）。
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、仪器和设备：
  
  A. 电场辐射：接收机（1G以下）、频谱仪（1G以上）、电波暗室、天线（1G以下一般用双锥和对数周期的组合或用宽带复合天线，1G以上喇叭天线）；
  
  B. 磁场辐射：接收机、三环天线或单小环远天线；
  
  C. 骚扰功率：接收机、功率吸收钳。接收机遵循CISPR16-1-1的要求，天线、场地遵循CISPR16-1-4的要求，吸收钳遵循CISPR16-1-3的要求。
  
  2、测试布置：
  
  
  
  （1）如果悬垂电缆的末端与水平接地平板之间的距离不足40cm，又不能缩短至适宜的长度，那么电缆的超长部分应来回折叠成长30～40cm的线束。
  
  （2）不与外设相连的I/O信号电缆的末端，如果由于操作的需要，可以使用适当的终端阻抗与电缆的末端相连。
  
  （3）多插座的电源盒应与金属接地平板等高，并直接接到接地平板上。（注： 如果使用人工电源网络（AMN），该AMN应安装在水平接地平板的下面。）
  
  （4）手动操作的装置（如键盘、鼠标等）的电缆应按正常使用时的位置放置。
  
  （5）除了显示器，外设相互之间及外设与控制器之间的距离应为10cm；如果条件允许，显示器应直接放在控制器的上面。
  
  （6）电源电缆应垂落至地面，然后与插座相连。电源插座与电源线之间不应增加额外的电源线。
  
  （7）场辐射：也是分台式与落地式，与传导发射相同
  
  （8）磁场辐射：不同尺寸的三环天线对能够测试的EUT最大尺寸是有限制的，以2m直径的环形三环天线为例，长度小于1.6m的EUT能够放在三环天线中心测试；在CISPR11中，超过1.6m的电磁炉用0.6m直径的单环远天线在3m外测量，最低高度1m；
  
  （9）骚扰功率：分台式与落地式，台式设备放在0.8m的非金属桌子上，离其他金属物体至少0.8m（通常是屏蔽室的金属内墙，这个距离要求在CISPR14-1中是至少0.4m）；落地式设备放在0.1m的非金属支撑上；被测线缆（LUT）布置在高0.8m、长6m的功率吸收钳导轨上，吸收钳套在线缆上，电流互感器端朝向被测设备如果被测设备有其他线缆，在不影响功能的情况下能断开的断开，不能断开的用铁氧体吸收钳隔离。3）测试频段：电场辐射一般是30MHz-1GHz（有些产品需要测超过1G，根据具体标准的规定），磁场9kHz-30MHz，骚扰功率30-300MHz
  
  （10）试限值：随不同标准，场地是3m、10m或其他尺寸，不同的产品分类（Group 1/2， Class A/B）而限值不同
  
  
  
  3、测试过程：
  
  ①应针对试品选择相应的限值要求。
  
  ②对环境电平应分别进行水平和垂直极化测量。
  
  ③按自动测量程序进行测量，在30～1000MHz频率范围内进行初测（一般用峰值检波）。此时天线应在某一适当高度；转台置于某一适当角度。
  
  ④在0°～360°之间旋转转台，寻找某一（初测时骚扰较大）频率点上试品的最大骚扰电平（准峰值）。
  
  ⑤在④在基础上继续在1～4m高度范围内升降天线，寻找该频率点上试品的最大骚扰电平（准峰值）。
  
  ⑥在所有较大骚扰电平所对应的频率点上重复④和⑤寻找最大骚扰电平的测量工作。
  
  在一种天线极化方向测量完毕后，再改变为另一种天线极化方向
  
  1.1.1.1 注意事项
  
  1、 因为辐射发射结果与产品布置的关系尤为密切，因此需要严格按照标准布置包括产品、辅助设备、所有电缆及用来连接天线与测量接收机的同轴电缆的走向在内的受试样品；测试布置仍然是测试最需要的环节。
  
  2、 EUT应按照设计要求在额定（标称）工作电压和典型的负载条件（机械性能和电性能）下运行，应尽可能使用实际负载。试验程序应确保信息技术设备（ITE），无论设备或系统，其各个组成部分能够正常运行。
  
  3、 试品与接地平板之间的相对位置（如果是系统，还要注意设备之间的距离）、连接线的摆放、电源线的捆扎、电源插座的连接等。
  
  4、 由于测得的是合成波的迭加结果，因此为了寻找最大点，对每一个频率点上都应使天线在1～4m范围内调节。又由于试品本身的不对称，所以在天线的每一高度上要求试品在0°～360°之间旋转。
  
  5、 由于不同的试品会有不同的场的分布，所以测量应当在两个极化方向上进行。
  
  6、 为了能重现试验结果，以上各注意点非常重要，应一一详加记录，如有可能，最好采用数码相机拍摄试验布局。
  
  1.1.1 射频辐射电磁场抗扰度测试
  
  1.1.1.1 测试起因
  
  射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的，其他如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源（以上属有意发射），以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射（以上属无意发射），也都会产生射频辐射干扰。
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB/T17626.3（等同于国际标准IEC61000-4-3）。
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、试验议器
  
  1）信号发生器
  
  要覆盖相关的80MHz～1000MHz试验频段，能以1kHz的正弦波调幅至80%，以模拟语音对载波频率的幅度调制。调幅波的采用使得辐射波的瞬时功率较只用载波信号的辐射情况几乎大了4倍，因此试验的严酷度一下子提高了不少。下图给出了载波和调幅波的试验波形。
  
  并具有以1.5×10﹣3十倍频程/秒或更低的速率自动扫频的能力。
  
  2）功率放大器
  
  用于放大未调制和已调制的信号，并通过天线建立电磁场，使之达到所需要的等级。通常在80MHz～1000MHz范围内要用2～3个不同的放大器才能全部覆盖。
  
  3）天线（在不同的频段下使用双锥和对数周期天线。国外已有在全频段内使用的复合天线）。
  
  4）场强测试探头。
  
  5）场强测试与记录设备。
  
  2、基本要求
  
  试验在电波暗室中进行，试验人员不得进入暗室。用工业电视监视试品的工作情况（或从试品引出可说明试品工作状态的信号，至测定室，由专门仪器予以判定）。暗室内有天线（包括天线升降塔）、转台、试品及工业电视摄像机。工作人员和测定试品性能的仪器、信号发生器、场强测定仪器、计算机等设备放在测定室里。射频功率放大器则放在功放室里。在试验中，试验的布局（包括布线）非常讲究，应尽量详细地记录在案（必要时通过数码相机拍摄布局和布线情况），以便重现和对比试验结果
  
  3、试验天线介绍
  
  双锥天线测量频段：30—300MHz，天线输入阻抗：50 W ，输入驻波比：≤2.0
  
  对数周期天线：测量频段：80—1000MHz天线输入阻抗：50Ω输入驻波比：≤1.5
  
  双脊喇叭天线 测量频段：1—18GHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.5
  
  环天线： 测量频段：10kHz—30MHz灵敏度：-1dB（μA/m），10kHz； -42dB（μA/m），1MHz。输入阻抗：50Ω环直径：60cm。
  
  4、试验场地介绍
  
  
  
  1.1.1.1 注意事项：
  
  1、 若受试设备由几个部件组成，当从各个侧面照射实验时，无需调整内部每一部件位置。
  
  2、 对受试设备的每一个侧面要在发射天线的两种极化状态下进行试验，一次在天线垂直极化位置，一次在天线水平极化位置。
  
  3、 在试验过程中应尽可能使受试设备充分运行，并在所有选定的敏感运行模式下进行抗扰度测试。
  
  1.1.1 静电放电
  
  1.1.1.1 测试起因
  
  静电放电是一种自然现象，经验表明，人在合成纤维的地毯上行走时，通过鞋子与地毯的摩擦，只要行走几步，人体上积累的电荷就可以达到10﹣6库仑以上（这取决于鞋子与地毯之间的电阻），在这样一个“系统”里（人/地毯/大地）的平均电容约为几十至上百pF，可能产生的电压要达到15kV。研究不同的人体产生的静电放电，会有许多不同的电流脉冲，电流波形的上升时间在100ps至30ns之间。静电放电多发生于人体接触半导体器件的时候，有可能导致数层半导体材料的击穿，产生不可挽回的损坏。静电放电以及紧跟其后的电磁场变化，可能危害电子设备的正常工作。
  
  静电放电抗扰度试验模拟了两种情况：⑴设备操作人员直接触摸设备时对设备的放电，和放电对设备工作的影响；⑵设备操作人员在触摸邻近设备时，对所关心这台设备的影响。其中前一种情况称为直接放电（直接对设备放电）；后一种情况称为间接放电（通过对邻近物体的放电，间接构成对设备工作的影响）。
  
  静电放电可能造成的后果是：⑴通过直接放电，引起设备中半导体器件的损坏，从而造成设备的永久性失效。⑵由放电（可能是直接放电，也可能是间接放电）而引起的近场电磁场变化，造成设备的误动作。
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  国家标准为GB17626.2（等同于IEC61000-4-2）。
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  静电放电试验有直接和间接两种。标准规定直接放电以接触放电为首选方式，只有在不能用接触放电的地方才改用气隙放电。对间接放电，标准中是用金属板来模拟被试设备附近的放电物体。由于是金属板，对间接放电无一例外是采用接触放电为首选的放电方式。
  
  1、 试验配置
  
  由于静电放电的电流波形十分陡峭，前沿己经达到0.7～1ns，其包含的谐波成分至少要达到500MHz以上，因此试验室里试验配置的规范性是保证试验结果重复性和可比性的一个关键。下图上海三基电子工业有限公司提供的台式与落地式两种设备的试验配置。
  
  
  
  2、实验方法
  
  标准规定，凡被试设备正常工作时，人手可以触摸到的部位，都是需要进行静电放电试验的部位（这样的部位，除机壳以外，其他如通讯接口、指示灯、螺钉、电源线等都在考核范围内）。试验时，被试设备处在正常工作状态。试验正式开始前，试验人员对试品表面以20次/秒的放电速率快速扫视一遍，以便寻找试品的敏感部位（凡扫视中有引起试品动作异常迹象的部位，都作为正式试验时的重点考查部位，应记录在案，并在正式试验时应在其周围多增加几个考查点）。正式试验时，放电以1次/秒的速率进行（也有规定为1次/5秒的产品），以便让试品来得及作出响应。通常对每一个选定点上放电20次（其中10次是正的，还有10次是负的）。原则上，凡可以用接触放电的地方一律用接触放电。对有镀漆的机壳，如制造厂未说明是作绝缘的，试验时便用放电枪的尖端刺破漆膜对试品进行放电。如厂家说明是做绝缘使用时，则改用气隙放电。对气隙放电应采用半圆头形的电极，在每次放电前，应先将放电枪从试品表面移开，然后再将放电枪慢慢靠近试品，直到放电发生为止。为改善试验结果的重复性和可比性，放电电极要垂直试品表面。间接放电：①对水平耦合板，放电枪垂直地在离开试品0.1m处用接触放电方式进行放电。②对垂直耦合板，耦合板应放在离试品0.1m处，放电枪要垂直于耦合板一条垂直边的中心位置上进行放电。对试品垂直方向的四个面都要用垂直耦合板做间接放电试验。
  
  3、试验等级
  
  标准将试验等级分成四级：对接触放电分别设为2kV、4kV、6kV和8kV；对气隙放电分别设为2kV、4kV、8kV和15kV。
  
  
  
  4、实验注意事项：
  
  试验等级的选择与环境因素有关（环境越干燥，试验电压等级也越高）。但对一台具体的产品来说，往往已在相应的产品族标准或产品标准中给出（连同试品的合格评定准则也一并给出）。标准之所以用接触放电作为放电的首选方式，是因为接触放电的不确定因素较少。接触放电有着极其陡峭的上升时间，因此放电电流波形中包含了极其丰富的谐波成分，即使选择比较低的试验电压，也能取得比同样等级中电压较高的气隙放电有更加严格的测试结果。
  
  1.1.1.1 测试注意
  
  1、 静电测试前要检查设备结构是否完整，螺丝是否紧固。接口部分连接是否满足设计工艺。实验需要的辅助设备是否有足够的保护。实验使用的线缆是否符合产品实际使用要求。
  
  2、 典型接口要保证设备测试期间保持工作。
  
  3、 试验过程中不仅要观察数据通信是否正常，还要观察指示灯是否有乱闪现象，依据告警输出是否有误操作现象。
  
  1.1.1.2 常用解决办法
  
  机壳设计，接地设计，接口设计，电缆设计，PCB设计，软件设计。一般ESD 对策准则：
  
  （1）在易感CMOS、MOS 器件中加入保护二极管；
  
  （2）在易感传输线上（地线在内）串几十欧姆的电阻或铁氧体磁珠；
  
  （3）使用静电保护表面涂敷技术，使ESD 难以机芯放电，经证明十分有效；
  
  （4）尽量使用屏蔽电缆；
  
  （5）在易感接口处安装滤波器；并将无法安装滤波器的敏感接口加以隔离；
  
  （6）选择低脉冲频率的逻辑电路；
  
  （7）外壳屏蔽加良好的接地。
  
  1.1.1 快速脉冲群测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  模拟电网中机械开关对电感性负载切换时所引起的干扰，从而完成对电气和电子设备在抗击电快速瞬变脉冲群性能方面的考核。实践表明，当电路中机械开关对电感性负载的切换，经常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。经研究，这种干扰的特点是，脉冲成群出现，脉冲重复频率较高，脉冲波形的上升时间短暂，但单个脉冲的能量较小，一般不会造成设备故障，但使设备产生误动作的情况经常可见。根据研究，脉冲群干扰之所以会造成设备的误动作，是因为脉冲群对线路中半导体器件结电容的充电，当结电容上的能量积累到一定程度，便会引起线路（乃至设备）的误动作
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB/T17626.4（等同于国际标准IEC61000-4-4）。
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、 实验波形
  
  
  
  
  
  1、 实验等级
  
  
  
  1、 实验布置
  
  
  
  
  
  4、实验说明
  
  测试对电源线，通过耦合/去耦网络来施加试验电压。对信号线、控制线通过电容耦合夹来施加试验电压。脉冲群试验是利用干扰对线路结电容充电，当其能量积累到一定程度，就可能引起线路（乃至系统）出错。因此线路出错有个过程，而且有一定偶然性，不能保证间隔多少时间必定出错，特别是当试验电压接近临界值时。为此，一些产品标准规定电源线上的试验是在线—地之间进行，要求每一根线在一种试验电压极性下做三次试验，每次一分钟，中间间隔一分钟；一种极性做完，要换做另一种极性。一根线做完，再换做另一根线。
  
  1.1.1.1 注意事项
  
  1） 没有参考接地板，干扰就加不到试品去；
  
  2） 没有足够大的接地板，就不能保证试验结果的正确性。
  
  3） 由于脉冲群的单个脉冲前沿达到5ns，半宽达到50ns，说明其中含有极其丰富的谐波成分，幅度较大的频率至少要达到60MHz以上。对电源线来说，那怕长度只有1m，由于长度已可和传输频率的波长相比，已不能以普通电源线对待，信号在上面传输时，部分仍通过线路进入试品（传导）；部分要从线路逸出，成为辐射信号进入试品（辐射）。故试品受到的干扰实际上是传导与辐射的结合传导与辐射的比例将与电源线长度有关：线路短，传导多；线路长，辐射强。而且辐射强弱还和电源线与参考接地板的贴近程度有关（反映为线路与参考地之间的分布电容），线路离接地板近，分布电容大（容抗小），干扰不易以辐射方式逸出；反之亦反。因此，试验用电源线的长度、离参考接地板的高度，乃至电源线与试品的相对位置，都可以成为影响试验结果的因素。
  
  4） 为了保证试验结果的重复性和可比性，还要注意每次试验时附在试品上的附加导线根数、及摆放位置是否一致。这是因为脉冲群试验除了有传导干扰外，还存在一定程度的辐射干扰，不同的导线数目，不同的导线摆放位置，试品对辐射干扰的响应情况是不同的。
  
  5） 还要提醒试验人员的是，不同的试验运行程序，也可能影响试验结果，这是因为不同的试验运行程序对试品结电容的充放电情况也是不同的。
  
  1.1.1 浪涌测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  雷电产生浪涌（冲击）电压的主要原理如下：
  
  a）直接雷击于外部电路（户外），注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压；
  
  b）在建筑物内、外导体上产生感应电压和电流的间接雷击（即云层之间或云层中的雷击或击于附近物体的雷击，这种雷击产生的磁场）；
  
  c）附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备组接地系统的公共接地路径。当保护装置动作时，电压和电流可能发生迅速变化，并可能耦合到内部电路。
  
  适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时，对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌（冲击）电压的反应，该标准不考虑直击雷。
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB/T17626.5，IEC 61000-4-5
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、试验目的：
  
  对电气和电子设备的供电电源端口、信号和控制端口在受到浪涌（冲击）干扰时的性能进行评定。评定设备在遭受浪涌（冲击）骚扰时产品的性能。
  
  2、试验发生器
  
  a）信号发生器的特性应尽可能地模拟开关瞬态和雷击瞬态现象；
  
  b）如果干扰源与受试设备的端口在同一线路中，例如在电源网络中（直接耦合），那么信号发生器在受试设备的端口能够模拟一个低阻抗源；
  
  c）如果干扰源与受试设备的端口不在同一线路中（间接耦合），那么信号发生器能够模拟一个高阻抗源。对于不同场合使用的产品及产品的不同端口，由于相应的浪涌（冲击）瞬态波形，各不相同，因此对应的模拟信号发生器的参数也各不相同。
  
  3、试验波形
  
  
  
  1.1.1 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  主要验证设备在正常使用中由于供电网络电压波动变化，设备的工作情况。
  
  1.1.1.2 相关标准
  
  GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（eqv IEC 61000-4-11：2004）
  
  GB/T 17626.29-2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（eqv IEC 61000-4-29：2000）
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、测试仪器
  
  程控交流电源供应器 Chroma.61504、网络测试仪
  
  2、测试方法
  
  1）、电压暂降是指电气系统某一点的电压突然下降，在经历半个周期到几秒钟（AC）或几毫秒到几秒钟（DC）的短暂持续期后恢复正常。短时中断则是100%的电压暂降。
  
  2）、选用Chroma 61504，直流电压供电，编辑电压暂降深度和暂降时间；交流供电设备，直接调用Chroma 61504内置程式IEC61000-4-11曲线进行实验。
  
  3）、按GB/T17626.11和 GB-T 17626.29规定，试验等级选择在暂降40%、70%，及100%中断，每个暂降试验做3次，每次间隔10s。
  
  4）、在进行电压暂降、短时中断和电压变化的过程中，按照交换功能测试及丢包率测试中的设置，让EUT满载，使用网络测试仪，向EUT发送报文长度和报文内容均设置为随机（random）的100％流量全双工测试数据流，测试试验过程中EUT的丢包率。
  
  5）、对于用交流电供电的设备，需要在45°、90°、135°、180°、225°、270°和315°上进行试验。但一般选择0°和180°做试验己足够。
  
  6）、电压暂降、短时中断的试验等级及持续时间见下表：对于用交流电供电的设备，参加下面的“表1”和“表2”：
  
  1.1.1.1 注意事项
  
  1、 测试时要使设备达到最大负载。
  
  2、 在测试过程中要根据实际规格要求检查设备运行状态是否满足标准。
  
  1.1.1 振荡波抗扰度测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  振铃波是一种由于电气网络和电抗负载的切换以及电源电路故障和绝缘击穿或雷击感应到低压电缆中所产生的典型的振荡瞬间，实际上大多数被传播的现象是出现在供电网络以及控制、信号线中。振铃波广泛地代表了居民区和工业区及各种设施中的电磁环境；它检验设备对于以上提到的引起具陡波特性的脉冲的现象的抗扰度是合适的。
  
  阻尼振动波主要代表了室外高、中压变电站的绝缘体切换情况，特别是有关高压母线的切换，以及工业装置的背景骚扰，对于变电站中的高压绝缘体刀闸的合、分操作将引起陡波瞬态，其时间量级可以为几十ns，由于与高压电路的特征阻抗失配，电压波头会发生 包含发射在内的演变，由此高压母线的瞬态电压，瞬态电流的表征是其振荡的基波频率，而这个频率取决于电路长度和传播时间。
  
  1.1.1 工频磁场抗扰测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  工频磁场是由导体中的工频电流产生的，或极少量的由附近的其他装置（如变压器的漏磁通）所产生的。对于邻近导体的影响，应当区分两种不同情况：
  
  一正常运行条件下的电流。产生稳定的磁场，幅值较小;
  
  一 故障条件下的电流，能产生幅值较高、但持续时间较短的磁场，直到保护装置动作（熔断器动作时间按几ms考虑，继电器保护动作时间按几s考虑）。
  
  稳定磁场试验适用于公用或工业低压配电网络或发电厂的各种型式的电气设备。故障情况下短时磁场试验要求与稳定磁场的试验等级不同，其最高等级主要使用于安装在电力设施中的设备
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB/T17626.8，IEC61000-4-8
  
  1.1.1.3 测试介绍
  
  1、试验设备
  
  试验磁场由流入感应线圈中的电流产生，用浸入法将试验磁场施加到受试设备。试验设备包括电流源（试验发生器）、感应线圈和辅助试验仪器。
  
  1） 感应线圈
  
  应线圈有三种形式：①方形单独感应线圈（下图a），标准的边长尺寸为1m见方，用于试验小型设备，场强允差在3dB以内的可容试品体积为0.6m×0.6m×0.5m（h）。②方型双感应线圈（下图b），亦称霍尔姆兹线圈，标准的边长尺寸为1m，两个并联线圈之间的距离是0.8m。采用双线圈的场强均匀度将好于3dB。如保持与单线圈同等均匀度时，试品体积可达到0.6m×0.6m×1m（h）。③对大型柜式设备，线圈应根据试品尺寸和场的不同极化方向来制造。为保证场的均匀度，线圈到试品外壳的最小距离在水平和垂直方向分别为0.2m和0.3m
  
  1.1.1 阻尼振荡磁场抗扰度测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  主要由于隔离刀闸切合高压母线产生的。
  
  1.1.1.2 测试标准
  
  GB/T17626.10，IEC61000-4-10
  
  1.1.1 脉冲磁场磁扰度测试
  
  1.1.1.1 测试由来
  
  脉冲磁场是由于雷击建筑物和其他金属架（包括天线杆、接地体和接地网）以及有低压、中压和高压电力系统中的故障的起始暂态产生的。在高压变电所，脉冲磁场也可由断路器切合高压母线和高压线路产生。
  	       责任编辑:pj
  
  
  
  
  
  打开APP阅读更多精彩内容
  
  
  
  点击阅读全文