text: 磁共振成像设备(MRI)是利用核磁共振（nuclear magnetic resonance，简称NMR）原理，依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减，通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波，即可得知构成这一物体原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的结构图像。超导型磁共振成像系统是指主磁体为超导磁体的磁共振成像设备。
  超导型磁共振成像系统原理
  磁共振成像系统（MRI）是一台巨大的圆筒状机器，能在受检者的周围制造一个强烈磁场区的环境，借由无线电波的脉冲撞击身体细胞中的氢原子核，改变身体内氢原子的排列，当氢原子再次进入适当的位置排列时，会发出无线电讯号，此讯号借由电脑的接收并加以分析及转换处理，可将身体构造及器官中的氢原子活动，转换成2D影像，因MRI运用了生化、物理特性来区分组织，获得的影像会比电脑断层更加详细。
  超导型磁共振成像系统基本构造
  超导型MRI设备包括主磁体（含冷却装置）、扫描床、梯度线圈、射频线圈、谱仪系统、控制柜，这些部分负责MR信号产生、探测与编码；模拟转换器、计算机、磁盘与磁带机等，则负责数据处理、图像重建、显示与存储（如图1所示）。
  图1 超导型MRI设备基本结构示图1 超导型MRI设备基本结构示意图
  磁体：超导型的线圈用铌-钛合金线绕成，磁场强度一般为0.35～7.0T，用液氦及液氮冷却。分类 (1)高场磁体：1.5T，以临床诊断为主要功能，兼顾医学科研； (2)超高场磁体：3．0T，同时满足临床诊断和医学科研需求； (3)超高场磁体：7.0T，纯科研，只能进行动物实验，尚未应用于人体。
  梯度线圈，修改主磁场，产生梯度磁场。其磁场强度虽只有主磁场的几百分之一。但梯度磁场为人体MR信号提供了空间定位的三维编码的可能，梯度场由X、Y、Z三个梯度磁场线圈组成，并有驱动器以便在扫描过程中快速改变磁场的方向与强度，迅速完成三维编码。
  射频发射器与MR信号接收器为射频系统，射频发射器是为了产生临床检查目的不同的脉冲序列，以激发人体内氢原子核产生MR信号。射频发射器及射频线圈很象一个短波发射台及发射天线，向人体发射脉冲，人体内氢原子核相当一台收音机接收脉冲。脉冲停止发射后，人体氢原子核变成一个短波发射台，而MR信号接受器则成为一台收音机接收MR信号。脉冲序列发射完全在计算机控制之下。
  超导型磁共振成像系统超导型核磁共振成像适应证
  1. 神经系统的病变包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染等几乎成为确诊的手段。
  2. 特别是脊髓、脊椎的病变如脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变，成为首选的检查方法。
  3. 心脏大血管的病变；肺内纵膈的病变。
  4. 腹部盆腔脏器的检查；胆道系统、泌尿系统等明显优于CT。
  5. 对关节软组织病变；对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感，病变的发现早于X线和CT。
  超导型磁共振成像系统优缺点
  超导型磁共振成像系统核磁共振成像注意事项
  1. 不能检查的人群：怀孕3个月以内的孕妇、体内有磁铁类物质者，如装有心脏起搏器、动脉瘤等血管手术后，人工瓣膜，重要器官旁有金属异物残留的人群。
  2. . 检查前要向技术人员说明以下情况：① 有无手术史；② 有无任何金属或磁性物质植入体内包括金属节育环等；③ 有无假牙、电子耳、义眼等；④ 有无药物过敏；⑤ 近期内有无金属异物溅入体内。
  3. 不要穿着有金属物质的内衣裤，检查头、颈部的病人应在检查前一天洗头，不要擦任何护发用品。
  4. 检查前需脱去除内衣外的全部衣服，换上磁共振室的检查专用衣服。去除所配带的金属品如项链、耳环、手表和戒指等。除去脸上的化妆品和假牙、义眼、眼镜等物品。
  5. 磁共振检查时间较长，且病人所处的环境幽暗、噪声较大。要有思想准备，不要急躁，不要害怕，要在医师指导下保持体位不动。耐心配合。
  6. 检查前要向医生提供全部病史、检查资料及所有的X线片、CT片等。
  超导型磁共振成像系统扩展阅读
   《MRI检查技术专家共识》 中华医学会影像技术分会 中华医学会放射学分会
  超导型磁共振成像系统参考文献
   赵喜平编著. 磁共振成像系统的原理及其应用. 北京：科学出版社, 2000.12.
  汤黎明,戚仕涛.超导磁共振成像关键技术发展与设备选型对比分析[J].医疗卫生装备,2010,31(09):3-5.
   蔡宗尧，刘文，肖朝勇编. 磁共振成像读片指南. 南京：江苏科学技术出版社, 2013.06.