text: 可以通过多种不同的传感器进行温度测量。所有传感器均借助检测某物理特性的一些变化来测定温度。工程师常用的六种类型的传感器包括：热电偶、电阻式温度探测器（RTD和热敏电阻）、红外辐射器、双金属装置、液体膨胀式装置和物态变化装置。
  热电偶主要由两根不同材质的金属片或金属丝组成，这两个金属片或金属丝的一端接合在一起。接合处温度的变化会引起另外两端之间电动势(emf)发生变化。随着温度升高，热电偶的输出电动势会增大（虽然不一定呈线性增大趋势）。
  电阻式温度探测器利用材料的电阻随温度的变化而变化这一原理。它的两种主要类型为金属设备（通常称为RTD）和热敏电阻。顾名思义，RTD依赖于金属材料电阻的变化，即金属材料的电阻随温度升高几乎呈线性增大趋势。热敏电阻基于陶瓷半导体电阻的变化，即电阻随温度升高呈非线性减小趋势。
  红外传感器属于非接触式装置。它们通过测量材料发射的热辐射来测定温度。
  双金属温度测量装置利用的是不同金属间热膨胀率的差别。两种不同金属制成的金属片粘合在一起。金属片受热时，一端会比另一端膨胀得更明显，由此引起的弯曲通过机械连杆机构转换成指针所指示的温度读数。此类温度测量装置携带方便、无需电源，但其精度通常不及热电偶或RTD并且无法记录温度。
  液体膨胀式温度测量装置（家用温度计是典型的液体膨胀式温度计）一般分内两大类：水银温度计和有机液体温度计。此外，有一些膨胀式温度计采用气体代替液体。水银会污染环境，因此有些法规会对含水银装置的运输有所限制。液体膨胀式传感器一方面无需电力，没有爆炸风险，即使重复使用依然可靠。而另一方面，此类温度计生成的数据不易记录或传送，并且不可用来进行点测量。
  物态变化温度传感器由标签、颗粒、蜡笔、漆或液晶等构成，一旦达到一定温度，这些物质的状态就发生变化。例如，它们与疏水阀一起使用，当疏水阀超过一定温度时，附于其上的传感器标签上的白点就会变黑。响应时间通常为几分钟，因此此类传感器常常无法响应瞬时温度变化。与其它类型的传感器相比，其精度更低。此外，除液晶显示器之外，物态的变化是不可逆的。即便如此，当需要确认一台设备或一种材料的温度未超过一定水平时，例如在极速时时彩下载运输过程中出于技术或法律原因，物态变化传感器十分方便。