text: লোড সেল কী? - স্ট্রেইপপয়েন্ট - যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
  সমস্ত SP লোডকেলগুলি স্ট্রেনটি ভিত্তিক স্ট্রেন রয়েছে এবং Wheatstone ব্রিজ প্রিন্সিপাল ব্যবহার করে। এই নিবন্ধটি বিজ্ঞান জড়িত এবং একটি লোডশেল সত্যিই কাজ করে কিভাবে ব্যাখ্যা।
  একটি লোড কোষ (বা লোডলেসেল) একটি ট্রান্সডুসার যা বল বা ভরকে একটি পরিমাপযোগ্য বৈদ্যুতিক আউটপুটে রূপান্তর করে, যা সাধারণত ## মিলি ভোল্ট প্রতি ভোল্ট (mV / V) হিসাবে উল্লিখিত হয়।
  যদিও হাইড্রোলিক, পাইজো এবং বায়ুসংক্রান্ত স্ট্রেন গেজ ভিত্তিক লোড কোষগুলির মত বেশ কিছু ধরণের বল সেন্সরগুলিই সর্বাধিক ব্যবহৃত টাইপ।
  1843- তে, ইংরেজির পদার্থবিজ্ঞানী স্যার চার্লস গ্রাস্টোন একটি সেতু সার্কিট তৈরি করেছিলেন যা বিদ্যুৎ প্রতিরোধের পরিমাপ করতে পারে। চাঁদ পাথর সেতু সার্কিট স্ট্রেন গেজ মধ্যে সংঘটিত যে প্রতিরোধের পরিবর্তন পরিমাপের জন্য আদর্শ। যদিও প্রথম বন্ধনী প্রতিরোধের তারের স্ট্রেন গেজটি 1940- র মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তবে এটি তখন পর্যন্ত ছিল না যখন আধুনিক ইলেকট্রনিক্সটি ধরা পড়ে যে নতুন প্রযুক্তিটি টেকনিক্যালি এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর হতে পারে।
  Wheatstone ব্রিজ সার্কিট
  এসপি স্ট্রেন গেজ লোডকিলগুলি বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে তাদের উপর কাজ করা লোডটি রূপান্তর করে। গেজ নিজেই লোডসেল শরীরের সাথে সাবধানে হিসাব করা পজিশনগুলির সাথে সংযুক্ত। যখন একটি বল loadcell শরীরের বিকৃত প্রয়োগ করা হয়
  অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সর্বাধিক সংবেদনশীলতা এবং তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ পেতে চার স্ট্রেন গেজ ব্যবহার করা হয়।
  দুটি গ্যাজ সাধারণত টান মধ্যে, এবং কম্প্রেশন দুই, এবং শূন্য ভারসাম্য ক্ষতিপূরণ সংশোধন সঙ্গে যুক্ত হয়।
  যখন লোড প্রয়োগ করা হয়, চাপটি লোডের অনুপাতে গজগুলির বৈদ্যুতিক প্রতিরোধকে পরিবর্তন করে - এসপি ইলেকট্রনিক্স তখন অনুপাতে এই পরিবর্তনকে পরিমাপ করে এবং পরিমাপের পরিমাপের পরিমাপ করে এবং এটি একটি নির্দিষ্ট ক্যালিব্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটে যেমন টন, পাউন্ড, কিলোনেটেস বা লোয়ারশেল অপারেটর সঠিক এবং পুনরাবৃত্ত পরিমাপ অনুমতি কিলোগ্রাম।
  লোড সেল এর প্রকার
  বেশ কয়েকটি সাধারণ ধরনের লোডসেল রয়েছে:
  • লোডলিংক - প্রতিটি প্রান্তে বন্ধনীর জন্য লোডিং গর্ত সহ উপাদানগুলির একটি ব্লক প্রয়োগ করা হবে যাতে প্রসার্য বাহিনী প্রয়োগ করা যায়
  • শিয়ার মরীচি - এক প্রান্তে সংশোধিত বস্তুর একটি সরল ব্লক এবং অন্যটিতে লোড করা
  • ডাবল-সমাপ্ত শিয়ার মরীচি, উভয় প্রান্তে নির্দিষ্ট বস্তুর একটি সরল ব্লকের মধ্যবর্তী এবং লোড করা
  কম্প্রেশন লোডসেল, কম্প্রেশন একটি বিন্দু বা এলাকায় লোড করার জন্য ডিজাইন করা উপাদান একটি ব্লক
  • 'এস' মরীচি লোডাইলাল, একটি 'এস' উপাদান যে আকার এবং ব্লক উভয় সংকোচনের এবং টান (লোড লিঙ্ক এবং টান লোড কোষ শুধুমাত্র টান জন্য ডিজাইন করা হয়) ব্যবহার করা যেতে পারে
  • শিয়ার লোডপিন, একটি বৃত্তাকার লোড পিন, যেটি প্যানের কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি ছোটো পাত্রের মধ্যে ইনস্টল করা স্ট্রেন গয়েজগুলির মাধ্যমে এটির উপর প্রয়োগ করা হয়। কাঁধের প্লেনগুলি সংজ্ঞায়িত করতে পিনের বাইরের পরিধিতে দুটি গরুর মাটি প্রয়োগ করা হয়।
  উত্তেজনা এবং রেট আউটপুট
  Wheatstone সেতু স্থিরকৃত ভোল্টেজ সঙ্গে উত্সাহিত হয় (সাধারণত এসপি পণ্য সঙ্গে 3vdc কিন্তু 20v পর্যন্ত হতে পারে)।
  লোডের অনুপাতে ভোল্টেজের পার্থক্যটি তখন mv / v এ সংকেত আউটপুটে প্রদর্শিত হয়।
  একটি লোডসেল আউটপুট সম্পূর্ণ মূল্যায়িত মেমেনাল লোডের পার্থক্য ভোল্টেজের প্রতি ভোল্ট (mV / V) মিলিভোল্টগুলিতে রেট দেওয়া হয়। 2v সঙ্গে উত্তেজিত যখন তাই একটি 6 mV / ভি loadpin পূর্ণ লোড 3 মিলিভাল্ট সংকেত প্রদান করবে
  সাধারণ সংবেদনশীলতা মান 1 থেকে 3 mV / V; সর্বাধিক এসপি লোড কক্ষ 1.5mV / V এর কাছাকাছি রেট দেওয়া হয়
  চার ও ছয় তারের লোড কোষ
  কিছু লোড কক্ষ 4 তারের এবং একটি পর্দা সঙ্গে একটি তারের আছে; অন্যদের 6 তারের এবং একটি পর্দা সঙ্গে একটি তারের আছে। + ইনপুট, ইনপুট, + সংকেত এবং -সাইনাল সমাপ্তির সাথে 6 পুতুলগুলিও রয়েছে, যাদের রয়েছে 2 টি যাকে বলা হয় + সেন্স এবং -সেনস। এইগুলি কখনও কখনও বলা হয় + রেফারেন্স (বা + রেফারেন্স) এবং- রেফারেন্স (বা - রিফ)।
  এই 2 ধরনের ফাংশন মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে 6- তারের তারের সঙ্গে লোড কোষ প্রকৃত স্পর্শতা ভোল্টেজ তারা এম্প্লিফায়ার, সূচক বা পিএলসি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্নতা জন্য ক্ষতিপূরণ করতে পারেন। একটি বৈদ্যুতিক তারের প্রতিরোধক (কন্ডাকটর) তার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, ফলে লোড কোষগুলিতে উত্তেজিত ভোল্টেজের বৈচিত্র দেখা দেয়। লম্বা তারের সঙ্গে, পরিবর্ধক, সূচক বা পিএলসি দ্বারা প্রদত্ত মূল মান থেকে ভোল্টেজে একটি ড্রপ থাকবে এবং 6 তারের লোড কোষের সুবিধা হল যে এই ভোল্টেজের ড্রপ দ্রুত হতে পারে এবং কার্যকরভাবে এটি লোয়ার পরিমাপকে প্রভাবিত না করে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে ।
  4 তারের লোড কোষ
  4 তারের লোড কক্ষগুলি ইতিমধ্যেই তৈলাক্তকরণ এবং তাদের উৎপাদন সময় সরবরাহকৃত স্থায়ী দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তাপভাবে একযোগে ক্ষতিপূরণ। এসপি সুপারিশ করে যে আপনি যদি 4- তারের লোড সেলের ক্যাবলটি ছোট করেন তবে এটি খুব দীর্ঘ; এটি অতিরিক্ত তারের কুণ্ডলী থেকে ভাল। এটি যদি আপনি তারেরটি ছোট করেন তবে 4 টেলিগ্রাম লোড কক্ষের ফ্যাক্টরি ক্রমাঙ্কন এবং ক্ষতিপূরণটি সংকটাপন্ন হবে। নতুন তারের দৈর্ঘ্যের জন্য ক্ষতিপূরণ কোন জ্ঞান পুতুল আছে।
  এক্সপ্লয়ার, সূচক বা পিএলসি এর আগে একটি জয়েন্ট বক্সে একসঙ্গে 4 ওয়্যার লোড কক্ষ সংযুক্ত করার সময়, আমরা একটি ডেডিকেটেড 6 ওয়্যার লোড সেল ক্যাবল ব্যবহার করে এম্প্লিফায়ার, ইনডিকেটর বা পিএলসিতে সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দিই। এটি তাদের মধ্যে তারের দৈর্ঘ্য উপর কোন ভোল্টেজ ড্রপ জন্য ক্ষতিপূরণ হবে। যে কোনও ক্ষেত্রে, তার দৈর্ঘ্যের ভোল্টেজের ড্রপ সীমাবদ্ধ করার জন্য তারলিকে ভালভাবে রক্ষা করা এবং যথেষ্ট ক্রস বিভাগ (অন্তত 0.2 mm বর্গ) থাকতে হবে।
  6 তারের লোড কোষ
  তারের কাটা সম্পর্কে উপরে সতর্কতা একটি 6 তারের তারের সঙ্গে লোড কোষে প্রযোজ্য নয়। দুটি ইন্দ্রিয়ের লোডগুলি লোড কোষের ভেতর হুইটস্টোন সেতুতে দেখা যায় প্রকৃত অনুভূতির ভোল্টেজ পরিমাপ করতে সক্ষম হয়, তাই লোড কোষের এমভি সংকেত প্রকৃত অনুভূতির অনুধাবন অনুযায়ী সমন্বয় করা যায়। যদি একটি ইনস্টলেশন প্রকৌশলী তারল্টগুলি ছোট করতে চান, তাহলে লোড সেল কার্যকারিতা নিয়ে কোনও আপত্তি ছাড়াই তারা এটি করতে পারে।