text: Termovizní infračervené kamery | Micro-Epsilon Czech Republic
  Infračervené teploměry a kamery Infračervená kamera TIM Termovizní infračervené kamery
  Infračervené termovizní kamery dokáží detekovat a měřit teploty povrchů. Infrakamery řady TIM jsou navrženy pro přesné měřící úlohy díky jejich vysoké teplotní citlivosti. Kamery jsou napájeny jediným USB kabelem a systém je opravdu plug and play.
  Různé výkonnostní třídy modelů umožňují použití vhodného modelu pro různé aplikace:
  Vysokorychlostní infra kamera – thermoIMAGER TIM 160 Připojení infra kamery je velice jednoduché - stačí zapojit kabel do USB. Data jsou přes USB 2.0 přenášena z kamery do programu pro jejich zpracování. Tento přístroj pro kontrolu a analýzu procesů umožňuje uživateli sledovat a zaznamenávat tepelné procesy v reálném čase při frekvenci 120 Hz.
  Vynikající teplotní citlivost 0,08 K Vyměnitelná optika 6°FOV, 23°FOV, 48°FOV a 72°FOV
  Data sheet thermoIMAGER TIM 160 (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Termokamera s bispektrální technologií – thermoIMAGER TIM 200 Termokamera TIM 200 od Micro-Epsilon používá novou bispektrální technologii, která kombinuje dva obrazy v jednom. Verze TIM 200 je vybavena dodatečnou vizuální kamerou, která k zaznamenávanému infračervenému obrazu přidává reálný obraz. Termokamera zpracovává obrazové informace z různých spektrálních rozsahů ve stejném čase.
  Měřící rozsahy (°C): -20 až 100 | 0 až 250 | 250 až 900, na přání až 1500°C
  Optické rozlišení 160x120 IR / 640x480 VIS
  Spektrální rozsah 7.5 až 13µm
  Excelentní teplotní citlivost od 0.08K (NETD)
  Výměnné objektivy 6°FOV, 23°FOV, 48°FOV a 72°FOV
  Termografie v reálném čase s rychlostí 128 Hz/32 Hz přes rozhraní USB 2.0
  Napájení a obsluha přes USB rozhraní
  Extrémně lehká (215 g) a robustní (IP67)
  Velmi kompaktní rozměry 45x45x62mm
  Analogový vstup a výstup, rozhraní pro triggrování
  Volitelné: chladící pouzdro pro okolní teploty až do 240°C
  Data sheet thermoIMAGER TIM 200/230 (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Termovizní kamera s vysokým rozlišením – thermoIMAGER TIM 400 Nová termovizní thermoIMAGER TIM 400 a TIM 450 nabízí extrémně vysoké optické rozlišení 382x288 pixelů. Díky jejich jemnému obrazu jsou ideální pro monitorování velmi malých objektů, které by s běžnými kamerami mohly být jen stěží detekovány. Maximální teplotní citlivost 80 mK, nebo 40 mK umožňuje spolehlivě detekovat všechny teplotní rozdíly. Flexibilní malá termovizní kamera nabízí obrovský měřící rozsah teplot od -20°C do 900°C, nebo na přání až do 1500°C.
  Meřící rozsah: -20 až 100°C / 0 až 250°C/ 150 až 900°C / na přání 200°C až 1500°C
  Optické rozlišení 382x288 pixelů
  Excelentní teplotní citlivost 0.08K nebo 0.04K (NETD)
  Výměnné optiky 30° x 23° / 13° x 10° FOV
  Záznam v reálném čase s frekvencí 80Hz
  Extrémně lehká (320 g) a robustní (IP67)
  Analogový vstup a výstup, rozhraní pro triggerování
  Data sheet thermoIMAGER TIM 400/450 (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Nejmenší infračervená kamera VGA na světě – thermoIMAGER TIM 640 Infračervená kamera ThermoIMAGER TIM 640 je nejmenší termovizní kamera s VGA rozlišením na světě, poskytující tepelné obrazy v reálném čase díky optickému rozlišení 640 x 480 pixelů. Díky rozměrům 46x56x90 mm a hmotnosti pouhých 320 g (včetně optiky) je thermoIMAGER TIM 640 jednou z nejkompaktnějších termovizních kamer na trhu. thermoIMAGER TIM 640 je dodáván spolu s rozsáhlým softwareem TIM Connect pro analýzu.
  Měřicí rozsahy: -20 až 100 °C / 0 až 250 °C / 150 až 900 °C
  Spektrální rozsah: 7,5 až 13 µm
  Vynikající tepelná citlivost (NETD): 75 mK
  Čočka: 33 °FOV
  Napájení a provozování přes USB
  Extrémně lehký, robustní a kompaktní
  Data sheet thermoIMAGER TIM 640 (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Termokamera s vysokým rozlišením pro letecké aplikace – thermoIMAGER TIM Lightweight Nová termovizní kamera thermoIMAGER LightWeight se skládá z miniaturní IR kamery a NetBox miniaturního PC. TIM LightWeight včetně PC váží pouze 350 g a je vhodná zejména pro letecké aplikace. Video s infračerveným obrazem lze spustit pomocí tlačítka na krytu kamery. Záznam je uložen na paměťovou kartu microSD v miniaturním PC. Kamera nabízí optické rozlišení 382x288 pixelů a teplotní rozlišení až 40 mK. Podrobnosti
  Celková hmotnost 350g včetně fotoaparátu
  Velmi malé velikosti
  Tlačítko nahrávání je umístěno na krytu kamery
  Obsahuje video kabel pro dálkové ovládání
  20Hz video signál generace současně s 35 Hz radiometrického signálu (se záznamem teploty)
  Možnost doplnění o specifický software požadovaný zákazníkem
  Procesor: Intel ® Atom ™ Z530 @ 1.6GHz 2 GB SSD, 512MB RAM
  Porty: 2x USB 2.0, 1x Mini-USB (slave mode), Video, Gigabit Ethernet, mikro SD karta (až 32 GB)
  Široký rozsah napájení: 8-48VDC nebo Ethernet (PoE)
  Nízká spotřeba energie (max. 12W)
  Data sheet thermoIMAGER TIM LightWeight (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Termokamera pro měření skla – thermoIMAGER TIM G7 Nová termovizní kamera thermoIMAGER G7 je průmyslová termokamera speciálně určena pro použití ve sklářském průmyslu. Spektrální rozsah 7.9 μm umožňuje spolehlivé měření i na tenkých skleněných tabulích. Pokud je na povrchu skla lesklá vrstva, lze pomocí dalšího referenčního pyrometru přesně nastavit infračervenou kameru. S kamerou TIM G7 se stejně jako s ostatními kamerami thermoIMAGER TIM dodává analytický software s širokou nabídkou online a offline nástrojů. Režim liniového teplotního skeneru usnadňuje měření profilu nekonečných skleněných pásů. Software lze průběžně aktualizovat. Podrobnosti
  Bezlicenční analytický software s režimem liniového teplotního skeneru
  Rozměry 46 x 56 x 90mm
  Snímková frekvence 80Hz
  Bez chlazení možnost použití až do teploty okolí 70°C, s chlazením až do teploty okolí 240°C
  Možnost zabudování referenčního pyrometru pro měření teploty skla s reflexní vrstvou
  Data sheet thermoIMAGER TIM G7 (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Kompaktní infračervená kamera pro bezkontaktní měření teploty kovových povrchů – thermoIMAGER TIM M1 Termovizní kamera ThermoIMAGER TIM M1 je určena pro bezkontaktní měření teploty horkých kovů v rozsahu 450°C až 1800°C. Mezi velmi dobře známé výhody infračervených kamer thermoIMAGER patří jejich kompaktní rozměry, rozhraní USB a bezlicenční software. Nová série TIM M1 nabízí hned několik unikátních výhod. V porovnání s ostatními termovizními kamerami pro kovy je měřící teplotní rozsah 450°C až 1800°C použitelný zcela bez dílčích teplotních rozsahů. Není potřeba žádného dalšího propojení a termokamera má tak výrazně flexibilnější použití.
  Spektrální rozsah: 0,92 - 1,1μm
  Data sheet "thermoIMAGER TIM M1" (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Průmyslové PC pro thermoIMAGER TIM – thermoIMAGER NetPC TIM NetPC je vestavěné, profesionální, průmyslové PC s pasivním chlazením (bez ventilátoru) pro aplikace thermoIMAGER a je vhodné pro montáž na nosnou lištu. NetPC a termokamera TIM pracují společně jako samostatný systém s možností prodloužení kabelů (přes Ethernet). Údaje poskytnuté termokamerou TIM jsou ukládány přímo přímo do NetPC, kam lze nainstalovat zá-kazníkem specifikovaný software.
  Procesor: Intel® Atom™ 2600 @ 2x1.6 GHz Dual, 2 GB DDR3 RAM 800 MHz
  Podporuje 120 Hz (TIM 160), do 70 Hz (TIM 4x0), do 30 Hz (TIM 640)
  Porty: 1 Gbit / s (Gig E), 2 x RS 232, 4 x USB 2.0, VGA
  Včetně software TIM Connect
  Monitor přes VGA (analog)
  Data sheet "thermoIMAGER TIM USB-Server Gigabit" (Výňatek z katalogu)
  Stažení "TIMConnect" softwaru Gigabit USB Server Gigabit USB Server je ethernetový adaptér USB pro připojení termovizní kamery thermoIMAGER a video pyrometrů CTVideo a CSVideo. Server podporuje všechny režimy USB a zaručuje bezpečný a spolehlivý provoz v průmyslových sítích.
  Stažení "TIMConnect" softwaru Související odkazy
  Kalkulátor optiky pro thermoIMAGER TIM Slovník: Princip měření "IR temperature measurement" Přidat do oblíbených položek