text: Přípojkový box Natus Quantum 10-10/ PDF Stažení zdarma
  Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20
  Download "Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20"
  1 Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20 Návod k použití: Natus Medical Incorporated Obchodnínázev Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 2568 Bristol Circle Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada Tel.: Webové stránky: natus.com Zástupce / dovozce pro EU Natus Manufacturing Limited IDA Business Park Gort, Co. Galway, Irsko Číslo dílu souvisejícího výrobku: Copyright 2021 Natus Medical Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Všechny názvy výrobků v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami vlastněnými, licencovanými, propagovanými nebo šířenými společností Natus Medical Incorporated a jejími dceřinými či sesterskými společnostmi. CaviWipes je ochrannou známkou společnosti Metrex Research, LLC. Sani-Cloth je registrovanou ochrannou známkou společnosti PDI, Inc. Popis: Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20 je pasivnívstup nahrazujícístandardnídotekuodolné konektorové přípojkové (pin) boxy na breakout boxu Quantum. Umožňuje pohodlné připojení elektrod nasazených dle mezinárodního schématu nebo /10-20 přípojkový box obsahuje 32 doplňkových referenčních vstupů a 8 vstupů, které lze použít jako individuální referenční vstupy nebo čtyři bipolární kanály. Strana 1 z 9
  2 Zamýšlené použití: Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20 je určen k použití jako příslušenství pro breakout box Natus Quantum umožňující EEG technikovi použít rozložení vstupu dle schématu vstupů a během rutinních EEG nebo LTM vyšetření pomocí softwaru NeuroWorks. Zamýšlení uživatelé a cílová skupina pacientů: Přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20 je určen k používání vyškolenými zdravotnickými odborníky a je navržen k použití v klinickém prostředí zahrnujícím nemocniční pokoje, jednotky monitorování epilepsie, jednotky intenzivní péče a operační sály. Lze jej použít u pacientů každého věku, není však určen k použití u nenarozeného plodu. Klinické přínosy: Tento přípojkový box Natus Quantum 10-10/10-20 umožňuje jednodušší připojení elektrod během přípravy rutinních studií za použití schématu 10-10/ Přípojkový box 10-10/10-20 nahrazuje standardní přípojkové boxy s numerickým označením kanálů. Jeho grafické rozložení odráží přímo pozici elektrody na povrchu mozku. Kontraindikace a vedlejší účinky: Neexistují žádné známé kontraindikace nebo vedlejší účinky použití přípojkového boxu Natus Quantum 10-10/ Strana 2 z 9
  3 Provoznípokyny: 1. Připojte přípojkový box 10-10/10-20 (č. 2 na obrázku níže) k hlavnímu breakout boxu Quantum (č. 1 na obrázku níže) usazením a zajištěním (č. 3 na obrázku níže) většího modulu přípojkového boxu na místo. 2. Po připojení většího modulu přípojkového boxu usaďte (č. 4 na obrázku níže) a zajistěte (č. 5 na obrázku níže) menší vstupní modul do pozice. 3. Vytvořte nebo zvolte montáž Quantum, která používá označení nebo Další informace o vytvoření nebo výběru montáže naleznete v uživatelských příručkách NeuroWorks nebo SleepWorks. 4. Ujistěte se, že je povolen přípojkový box 10-10/10-20 v softwaru NeuroWorks/SleepWorks výběrem položky Edit (Upravit) Settings (Nastavení) Acquisition (Akvizice) (karta). Poznámka: Pro další kanály lze přidat další breakout boxy. Další informace naleznete v části Připojení breakout boxů k základní jednotce Natus uživatelské a servisní příručky Quantum. Strana 3 z 9
  4 5. Aktivujte modul pro Quantum označením zaškrtávacího políčka vedle položky MODULE (Modul 10-10) v části Pinboard Usage (Použití kolíkové desky). Poznámka: Další informace o konektorech na breakout boxu naleznete v části Breakout boxy Quantum MAIN a B uživatelské a servisní příručky Quantum. Pokyny k čištění: 1. K odstranění viditelného znečištění otřete vodiče čisticími ubrousky, například CaviWipes TM či Sani-Cloth. 2. Otřete hadříkem nepouštějícím vlákna a nechte oschnout na vzduchu. 3. Postup čištění musí být v souladu s pokyny vyhlášenými vaším zdravotnickým zařízením. Uživatel/obsluha musí vybavení vyčistit po každém použití. Strana 4 z 9
  5 Pochopenívarovánía upozornění: VAROVÁNÍ Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít k usmrcení či vážnému zranění osob. Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit. UPOZORNĚNÍ Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít k lehkému či středně těžkému zranění nebo k hmotným škodám. Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit. Varovánía bezpečnostní opatření: VAROVÁNÍ Součásti sestavy ponořené do kapalin nebo kapalinou potřísněné mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit zařízení. Nerozprašujte na vybavení kapaliny, nenechávejte je na něj odkapávat, ani jej do nich neponořujte. Nesprávně vyrovnané kolíky mohou při zapnutí napájení vést k poškození součástí systému. Schémata připojení naleznete v uživatelské a servisní příručce Natus Quantum. UPOZORNĚNÍ Pád přístroje na zem nebo jeho poškození při přepravě/použití může vést ke ztrátě funkčnosti. Vybavení před každým použitím prohlédněte a v případě, že je poškozený, jej nepoužívejte. Neautorizované úpravy nebo servis mohou vést ke ztrátě bezpečnosti, funkce nebo výkonu zařízení. Neprovádějte neautorizované úpravy. Podmínky okolního prostředí: Provoznípodmínky: Teplota: +10 C až +30 C (+50 F až +86 F) Relativní vlhkost: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 hpa až hpa Strana 5 z 9
  6 Skladovacípodmínky: Teplota: 25 C až +60 C ( 13 F až +140 F) Relativní vlhkost: 10 % až 95 % Atmosférický tlak: 500 hpa až 1060 hpa Dodržované normy: : 2018 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika ETSI EN Rozbor vlivu prostředí (EE) Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí Skladování ETSI EN Rozbor vlivu prostředí (EE) Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí Přeprava ASTM D Standardní postup při testování odolnosti přepravních kontejnerů a sestav vůči chvění IEC :2005+A1:2012 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ČSN EN : 2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) čtvrté vydání: Zdravotnické elektrické přístroje část 1-2: Oobecné požadavky na bezpečnost Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita Požadavky a zkoušky, 4. vydání Pokyny k likvidaci: Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládánís OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) z roku Tyto směrnice stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být shromažďován samostatně za účelem správného zpracovánía využití, aby bylo zajištěno, že OEEZ budou opětovně použita nebo recyklována bezpečně. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus přenést povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo k uzavření jiných dohod. Chcete-li získat podrobnosti ohledně systémů sběru a recyklace dostupných ve vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com. Elektrické a elektronické zařízení (EEE) obsahuje materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto hrají také koncoví uživatelé roli v zajištění, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat OEEZ společně s dalšími odpady. Uživatelé musí používat systém obecních skládek nebo postupovat podle nařízení o zpětném sběru vydané producentem/importérem nebo využívat autorizované přepravce odpadu, aby se snížil škodlivý dopad na životní prostředí, který se pojí s vyhazováním elektrických a elektronických zařízení, a pro zvýšení možností opětovného použití, recyklace a obnoveníelektrických a elektronických zařízení určených k likvidaci. Zařízení označená níže uvedeným přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou elektrická a elektronická zařízení. Tyto značky přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky značí, že se elektrická a elektronická zařízení určená k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet samostatně. Strana 6 z 9
  7 Zřeknutí se odpovědnosti: Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být ohlášen společnosti Natus Medical Incorporated, obchodnínázev Excel-Tech Ltd. (Xltek) a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí. Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus. Pokyny k přístupu k elektronickému návodu k použití (eifu): Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nacházív souvisejícíoblasti produktu: Neurologie: Vyhledejte Natus Quantum 10-10/10-20 Pin Box IFU (podívejte se na číslo části produktu) a vyberte verzi návodu k použití ve svém místním jazyce. Soubory lze vytisknout, uložit nebo vyhledat pomocí programu Adobe Reader. Kopii programu Adobe Reader lze stáhnout přímo od společnosti Adobe Systems ( Strana 7 z 9
  8 Vysvětlení značek: Značka Odkaz v normě Název normy Název značky Vysvětlení Nenírelevantní Nenírelevantní Označení zdravotnického prostředku 21 CFR část (b)(1) Značka (referenční příloha B k obecné zákazové značce) 2012/19/EU Značka Značka Značka ISO Značka Značka Značka Příloha A č. A.15 Označení prostředků na předpis Odpadníelektrická a elektronická zařízení (OEEZ) Pouze na předpis Nenívyrobeno z latexu z přírodního kaučuku. Zásady odstranění výrobku po skončení provozní životnosti Výrobce Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství Datum výroby Výrobní číslo Katalogové číslo Čtěte návod k použití. Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Označuje, že je výrobek povolen k prodeji pouze oprávněným zdravotnickým pracovníkem nebo na jeho předpis. Označuje, že zdravotnický prostředek není vyroben z latexu z přírodního kaučuku. Označuje, že se elektrická a elektronická zařízení určená k vyřazení nemají likvidovat společně s netříděným odpadem, ale musíse shromažďovat samostatně. Označuje výrobce zdravotnického prostředku. Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben. Označuje výrobní číslo výrobku podle výrobce kvůli možnosti identifikace specifického zdravotnického prostředku. Označuje katalogové číslo výrobku podle výrobce za účelem možnosti identifikace zdravotnického prostředku. Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil s elektronickým návodem k použití (eifu). Strana 8 z 9
  9 Značka Odkaz v normě Název normy Název značky Vysvětlení ČSN EN Tabulka D.2 č. 10 Značka ČSN EN Tabulka D.1 č. 10 ČSN EN Tabulka D.2 č. 2 MDR 2017/745 Značka Značka Značka Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost Nařízení EU o zdravotnických prostředcích Postupujte podle návodu k použití. Upozornění Všeobecný výstražný znak Označení CE Omezeníteploty Omezenívlhkosti Omezení atmosférického tlaku Viz návod/příručka k použití. POZNÁMKA na ZDRAVOTNICKÉM PŘÍSTROJI Postupujte podle návodu k použití. Označuje, že je nutné, aby se kvůli důležitým výstražným informacím ohledně varování a bezpečnostních opatření, jež nemohou být z nejrůznějších důvodů uvedena na zdravotnickém prostředku samém, uživatel seznámil s návodem použití. Označuje nebezpečí možného zranění pacienta či obsluhy. Označuje splnění požadavků evropských technických norem. Označuje meze (skladovacích) teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. Označuje rozsah (skladovací) vlhkosti, kterému může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. Udává hornía dolnílimit přípustného atmosférického tlaku pro přepravu a skladování CS Rev 02 03/2021 Strana 9 z 9