text: Monitorovací systém parametrů sítě
  Domů » Sběr dat » Datalogery » Parametrický vyhledávač datalo... » OM-PQR1010
  Měří všechny typy poruch včetně napěťových špiček, poklesů, rázů, šumů, vysokofrekvenčního rušení i výpadků sítě
  Ukládá do paměti průměrné hodnoty každou minutu na každém vstupu
  Umožňuje uložení 1500 událostí na každém vstupu, celkem 9000 hodnot na 6 vstupních kanálech
  Elektronické prístroje jsou mnohem casteji poškozeny poruchami napájení než požárem nebo špatným postupem obsluhy. Problémy strídavého napájení zpusobují nejcastejší poruchy prístroju rízených mikroprocesory. Monitorovací systém OM-PQR1010 je komplexním prístrojem, který je schopen merit a zaznamenávat poruchy napájecích sítí. Pomáhá pri analýze sítí jak v prumyslových tak i v komercních a laboratorních aplikacích. OM-PQR1010 merí a detekuje širokou škálu poruch napájení vcetne napetových špicek, poklesu, rázu, šumu, vysokofrekvencního rušení na dvou fázích strídavého napetí a jednom kanálu stejnosmerného napetí. Rovnež testuje teplotu, relativní vlhkost a strídavý proud. Pro merení strídavého proudu je prístroj OM-PQR1010 vybaven pripojovacími vodici se svorkami pro pripojení proudových prevodníku 10 mV/A. Detekované poruchy na ruzných vstupních kanálech jsou zaznamenány vcetne casu, veliciny a délky trvání do EEPROM pameti prístroje. Uložená data mohou být prenesena do pocítace pomocí sériové linky a software pracujícího v systému Windows. Pripojení vstupu je provedeno pomocí bezpecných svorek umístených na zadním panelu prístroje. Model OM-PQR1010 používá standardní strídavé napájecí napetí 110V nebo 220V. Prístroj pracuje okamžite po pripojení napájecího napetí.
  Ukládání hodnot: 1500 událostí pro každý vstup
  Doba uložení dat: 5 let bez napájecího napetí
  Perioda vzorkování: od 1x za sekundu až po 1x za 4 minuty
  Detekce impulsu: 500 nanosekund
  Komunikace: RS-232, programovatelná rychlost 1200 až 19200 baudu, formát 8 bitu, 1 stop bit, bez parity
  Pripojení vstupu: strídavé napetí - bezpecné banánové propojky, stejnosmerné napetí - BNC konektorem, proud (proudové transformátory) - banánové propojky, teplota - telefonním konektor, relativní vlhkost - mini DIN konektor
  Pracovní teplota: 0-50 °C , relativní vlhkost 10 - 80 % nekondenzující
  Napájecí napetí: 12 až 30 V stejnosmerných nebo 80 až 260 V strídavých
  Pracovní frekvence: 0 - 400 Hz
  Rozmery: 203 x 254 x 51 mm
  MONITOROVÁNÍ NAPETOVÝCH VSTUPÚ AC/DC
  Rozsah: strídavé napetí 80 až 520 V RMS; stejnosmerné napetí +/- 1 až +/- 52 V ; Presnost: +/- 1,5 %
  Poklesy/rázy v síti: Práh: 5 % nebo 10 % prumerné hodnoty nebo podle nastavení zákazníka; doba trvání: 1 cyklus nebo 20 ms; presnost: +/ 1,5 %
  Výpadky síte: Práh: strídavé napetí - méne než 10 V RMS; stejnosmerné napetí - méne než 10 % prumerné hodnoty; doba trvání: déle než 8 ms a méne než 80 ms
  Chyby napájení: Práh: strídavé napetí - méne než 10 V RMS; stejnosmerné napetí - méne než 10 % prumerné hodnoty; doba trvání: déle než 80 ms
  MONITOROVÁNÍ IMPULSÚ
  Rozlišení: 2 kanály: 20 V až více než 2500 V (špicka); Práh: 20, 70, 140, 300, 850, 2.5 kV; doba trvání: 500 nanosekund nad prahovou hodnotou; presnost: +/- 10 %
  Vysokofrekvencní rušení: rozsah: špicka 2 volty, 10 kHz až 10 MHz; presnost: +/- 10 %; doba odezvy: 1 ms
  MONITOROVÁNÍ FREKVENCE STRÍDAVÉHO NAPETÍ
  Rozsah: 40 až 400 Hz; Presnost: +/- 1 %; Doba odezvy: 1 strídavý cyklus; Práh: +/- 2 % odchylka od prumerné hodnoty
  MONITOROVÁNÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI
  Rozsah: 10 až 90 % nekondenzující; Presnost: +/- 5 %
  Poklesy/rázy: Práh: 5 % nebo 10 % prumerné hodnoty nebo podle nastavení zákazníka; Doba trvání: 2 sekundy; Presnost: +/ 5 %
  Vstup: z proudových transformátoru - výstup 10 mV/A; Rozsah: 0,2 A až 1000 A RMS; Presnost: +/- 1,5 %
  Poklesy/rázy v síti: Práh: 5 % nebo 10 % prumerné hodnoty nebo podle nastavení zákazníka; Doba trvání: 20 ms; Presnost: +/ 1,5 %
  Výpadky síte: Práh: méne než 10 % prumerné hodnoty; Doba trvání: déle než 8 ms a méne než 80 ms
  Chyby napájení: Práh: méne než 10 % prumerné hodnoty; Doba trvání: déle než 80 ms
  Cidlo: polovodicový tranzistor; Rozsah: -7 až +121 °C; Presnost: +/- 1 %; Perioda vzorkování: 1x za sekundu až 1x za 4 minuty
  Zmeny hodnoty: Práh: 5 % nebo 10 % prumerné hodnoty nebo podle nastavení zákazníka; Doba trvání: 2 sekundy; Presnost: +/ 1,5 %
  Sonda relativní vlhkosti pro OM-PQR1010
  Poznámka: OM-PQR1010 je dodáván s 1,8m dlouhým napájecím kabelem, RS-232 komunikačním kabelem s konektorem DB9F, Windows 95/98/NT softwarem pro analýzu zaznamenaných dat, teplotní sondou a sadami AC/DC měřících šňůr. Vlhkostní sonda musí být objednána zvlášť !