text: Hladinoměr do studny, nádrže nebo jímky | FIEDLER
  Hladinoměr do studny, nádrže nebo jímky
  Hladinoměr H520 je určen pro měření hladiny vody ve studních, vrtech, jímkách dešťových i odpadních vod a všude tam, kde postačuje přesnost měření do 2,5 % z měřícího rozsahu.
  Rychlé nastavení parametrů měření pomocí 3 tlačítek uvnitř zobrazovacíé jednotky H520
  Dodávané typy hladinoměrů H520:
  H520-10/10 .............. 5.800,- Kč včetně DPH
  (měřící rozsah 0..10 m / kabel snímače 10 m)
  H520-10/25 .............. 6.400,- Kč včetně DPH
  (měřící rozsah 0..10 m / kabel snímače 25 m)
  H520-25/30 .............. 6.600,- Kč včetně DPH
  (měřící rozsah 0..25 m / kabel snímače 30 m)
  Ovládání čepadla nebo dopouštěcího ventilu
  Zapojení svorek hladinoměru H520
  Svorky 6 a 7 slouží pro připojení napájecího napětí v rozsahu 8 až 28 V DC (obvykle 12 V DC) ze zdroje bezpečného napětí určeného pro prostředí dané místem instalace hladinoměru.
  Má-li hladinoměr řídit čerpadlo nebo limitní signalizaci, pak se použije svorka 8 (OK) pro spínání cívky relé.
  Snímač hladiny TSH27 se připojuje ke svorkám 1 až 3.
  Svorky 4 a 5 (sběrnice RS485) jsou určeny pro připojení nadřazeného systému pod protokolem ModBus RTU.
  Podrobné informace týkající se instalace hladinoměru a nasatvení jeho parametrů jsou uvedeny v manuálu k přístroji.